GO 



Karl Rotbe. 



[4; 



Tabelle IL Korrektur des Barometerstandes auf andere Höhen für Leut- 



schau. 



(Mittlerer Luftdruck^) = 315 Pariserlinien.) 



Höhenunterschied in Wiener- 

 Fussen = 



10 



Korrektur in Pariserlinien bei 

 — 5oß 



Korrektur in Pariserlinien bei 

 -^IS" R 



0-01 

 001 



002 

 02 



004 

 0-04 



005 

 005 



0-06 

 006 



0-07 

 0-07 



009 



0-08 



0-10 

 010 



0-12 

 O'U 



013 

 012 



Die aus den Beobachtungen der meteorologischen Station unmittelbar 

 entnommenen Barometerstandmittel für die Zeitabschnitte der Beobach- 

 tung mitzutheilen, dürfte, wenn auch der Standort des Barometers einigemal 

 wechselte, überflüssig sein. Ich will nur bemerken, zu welchen Zeiten ein 

 Wechsel eintrat, und welche Korrektur für die einzelnen Monate je nach 

 dem verschiedenen Aufhängepunkt des Instrumentes sich nöthig machte. 

 (Siehe Tab. I). 



Vom October 1860 bis Ende April 1861 beobachtete ich in meiner 

 Wohnung bei Herrn Hendel, welche gegen den angenommenen Normal- 

 stand 14 9 Wr.-Fuss tiefer liegt, also eine Aenderung im Barometerstand 

 um — 18 Pariserlinien bedingte. Von da bis Ende August 1862 beob- 

 achtete ich im Hause des Herrn Czebänyi (Differenz 49 Fuss; Correktur — 

 0*06 Linien.) Herr Dr. Hlavacsek beobachtete im eigenen Hause bis jetzt 

 und zwar im September und October 1862 im ersten Stock, welcher Stand- 

 ort als Normalstand des Barometers angenommen wurde, da es der später 

 bleibende Standort geblieben ist. Nur in den Monaten November 1862 bis 

 Ende Mai 1863 und Jänner bis Mai 1864 hing das Instrument zu ebener 

 Erde. (Diff". Iiy4 Fuss, Corr. — 14 Linien.) 



Die benützten Barometer waren sämmtlich Heberbarometer von Ka- 

 peller. Von Anfang bis Ende November 1862 wurde das Instrument Nr. 618 

 benützt, dessen Korrektur auf das Normalbarometer zu Wien = — 012 

 Linien beträgt. Später wurde ein Instrument benützt, dessen Korrektur 

 gegen jenes =»= -f 0*27 Linien, was also auf das Normalbarometer eine Kor- 

 rektur von -|- 0-15 Linien bedingt. Mit Berücksichtigung dieser verschie- 

 denen Korrekturen wurden nun die Beobachtungen auf den Standort des 

 Barometers im ersten Stock des Hauses von Dr. Hlavacsek, 16 Fuss tie- 

 fer, als der höchste Punkt der Stadt berechnet Um mich von der Eichtig- 

 keit der Beobachtungsreihe zu überzeugen, verglich ich die erhaltenen Mo- 

 natsmittel mit denen anderer Orte, insbesondere mit Wien, Käsmark und 

 Pressburg, wobei ich nur unbedeutende Abweichungen in den Differenzen 

 der Barometerstände der verglichenen Orte fand, wie sie bei solchen stets 

 vorkommen. Weit geringer sind natürlich die Differenzen in den Jahres- 

 mitteln, wie sich aus der hier folgenden Zusammenstellung ergibt. 



*) ,\ls selbstverständlich ist unter Luftdruck hier steti» der auf den Null- 

 punkt des Thermometers reducirte Barometerstand zu nehmen, sowie auch die 

 Korrektur auf das Normalbarometer der Centralanstalt zu Wien stets angebracht 

 wurde. 



