[39] Der artesische Brunnen im StadtwJildchen zu Budapest. 697 



Die zu den Messiin^^en im Bolirlochstiefsteu verwendeten Maximal- 

 thermometer wurden im Verlaufe der Bohrarbeit wiederholt umgestaltet. 

 Beim Beginne der Arbeit benützte man das bekannte Walferdin'sche 

 Instrument. Seines hohen Preises wegen (25 fl. das Stückl wurde das- 

 selbe jedoch sehr bald beseitigt, und statt desselben das auf der 

 Taf. XX Fig. 1 abgebildete modificirte Walferdin'sche Instrument ver- 

 wendet, w^elches um den geringen Preis von dritthalb Gulden in Buda- 

 pest selbst hergestellt wurde. 



Dieses Maximalthermometer unterschied sich von einem ge- 

 wöhnlichen Thermometer blos dadurch, dass dessen Haarröhre a spitz 

 ausgezogen und bei h offen war, an den oberen Theil der Birne c eine 

 die Haarröhre umfassende zweite Glasröhre d angeblasen war, und dass 

 schliesslich die Gradeintheilung fehlte. 



Die Beobachtungen erfolgten mit diesem Thermometer in nach- 

 stehender Weise. 



Bevor dasselbe in das Bohrloch eingelassen wurde, musste der 

 Temperaturgrad erhoben werden, bei welchem das Quecksilber bis zur 

 Spitze h der Haarröhre anstieg. Zu diesem Behufe gelangte das Maximal- 

 thermometer in Begleitung eines gewöhnlichen Thermometers in kaltes 

 Wasser, zu welchem so lange warmes Wasser zugegossen wurde, bis 

 das Quecksilber zur Spitze des Haarröhrchens h anstieg. An dem 

 gewöhnlichen Thermometer konnte nunmehr der entsprechende Tem- 

 peraturgrad abgelesen werden. 



Nach Beendigung dieses Vorversuches wurde das Maximalthermo- 

 meter in eine sehr feste Metallkapsel gethan und mittelst des Gestänges 

 oder Bohrseiles bis zum Bohrorte hinabgelassen, wo dasselbe gewöhnlich 

 12 Stunden verblieb. 



Ergab sich im Bohrlochstiefsten eine höhere Temperatur als die 

 beim Vorversuche beobachtete war, so musste selbstverständlich ein 

 Theil des Quecksilbers aus der Oetfnung der Spitze h herausträufeln. 

 Ein dem Vorversuche ähnlicher zweiter Versuch war nunmehr 

 zur Eruirung jenes Temperaturgrades erforderlich, bei welchem das 

 Auslaufen des Quecksilbers erfolgt war. Das aus dem Bohrloche heraus- 

 gezogene Instrument wurde nunmehr abermals in Begleitung eines 

 gewöhnlichen Normalthermometers in kaltes Wasser gebracht, in dieses 

 gleichfalls warmes Wasser — anfänglich rasch, zuletzt tropfenweise — 

 zugegossen, bis das Quecksilber an die Spitze des Maximalthermometers 

 angestiegen war. In diesem Momente wurde an dem Normalthermo- 

 meier der Temperaturgrad abgelesen, welcher selbstverständlich dem 

 am Bohrorte befindlichen entsprach, da gleiche Quecksilberquantitäten 

 nur bei gleicher Temperatur denselben Raum einnehmen. 



Es darf bei derartigen Unternehmungen nicht ausser Acht gelassen 

 werden, dass das im Bohrloche befindliche Wasser dabei eine grosse 

 Rolle spielt, da jeder in dasselbe eingelassene Gegenstand den Druck 

 der darauf lastenden Wassersäule auszuhalten hat, — so bei 100 Meter 

 einen Druck von ca. 10, — bei 200 Meter von 20 Atmosphären u. s. w. 

 Abgesehen davon, dass diesem Drucke zahlreiche Thermometer zum 

 Opfer fallen, veranlasst derselbe den wesentlichen Uebelstand, dass in 

 Folge der bedeutenden Elasticität der Birne aus der Thermometer- 



