698 



W. Zsigraoiidy. 



[40] 



spitze mehr Quecksilber austritt, als der entsprechende Tcmperatur- 

 grad verlangen würde. 



Bei dem anfänglich benützten modificirtenWalferdin'schen Thermo- 

 meter war blos die Spitze der Haarröhre von einem Glasrohre umgeben, 

 dagegen die Birne frei. Das im Bohrloche befindliche Wasser ver- 

 mochte somit auf die Birne einen Druck auszuüben, welcher an der 

 Spitze des Haarröhrchens nicht ausgeglichen war. Es bewirkten somit 

 bei diesem Instrumente zwei Factoren ein Ausströmen von Quecksilber 

 an der Spitze ö, einestheils die erhöhte Temperatur des Bohrortes, 

 anderntheils der grosse auf die Birne ausgeübte und nicht ausge- 

 glichene Wasserdruck. 



Directe Beobachtungen erwiesen den wesentlichen Einfluss des 

 letzten Factors. Es wurden nämlich zwei Maximalthermometer gleich- 

 zeitig bis zum Bohrorte in der Tiefe von 755 Meter hinabgelassen, — 

 beide Walferdin'scher modificirter Construction, — wovon jedoch der 

 eine in einer zugeschmolzenen Glasröhre verwahrt und dessen Birne 

 sonach dem Drucke der im Bohrloche befindlichen Wassersäule nicht 

 ausgesetzt war. 



Bei mehrmals wiederholten Versuchen erhielt man mit dem ersten 

 Thermometer jederzeit 80° — mit dem letzteren blos 70" C. 



Die Benützung des in einer Glashülle befindlichen Maximalthermo- 

 meters veranlasste indessen mancherlei Unzukömmlichkeiten. Abgesehen 

 davon, dass dasselbe ausserordentlich gebrechlich war, dauerte es immer 

 sehr lange, bis das Instrument durchwärmt wurde. All diesem zu ent- 

 gehen, wurde ein neues Thermometer angefertigt, dessen Construction 

 nachstehende war: An das eine Ende einer Thermometerröhre wurde 

 eine Birne angeblasen, das andere Ende zu einer feinen offenen Spitze 

 ausgezogen, Birne und Haarrohr mit Quecksilber gefüllt und das Ganze 

 in ein mit Wasser gefülltes Reagensgläschen gestellt, wo dasselbe gegen 

 Schwankungen durch einen entsprechenden Gummiring geschützt wurde. 

 Das offene Ende des Reagensgläschens wurde hierauf mit Leinwand 

 zugebunden und das Ganze sodann in einer soliden Metallkapsel, welche 

 mit einer entsprechenden Oeffnung für den freien Zutritt des Wassers 

 versehen war, in das Bohrloch eingelassen, wo dasselbe mehrere Stun- 

 den unverrückt verblieb. Nach dem Herausziehen des Instrumentes 

 wurde die Temperatur in der oben besprochenen Weise bestimmt. 

 Um den Thermometer neuerdings benützen zu können , wurde die 

 Spitze desselben in Quecksilber getaucht, welches sich in einem Schäl- 

 chen befand, die Birne erwärmt, bis sich das Quecksilber des Thermo- 

 meters mit dem im Schälchen befindlichen vereinigte, und hierauf die 

 Birne wieder abgekühlt. 



Es ist leicht einzusehen, dass die Uebelstände, welche sich aus 

 einem ungleichen Drucke des Bohrlochwassers auf die einzelnen Theile 

 des Instrumentes ergeben konnten, bei dem soeben beschriebenen voll- 

 ständig wegfallen. 



Eine weitere Verbesserung wurde an diesem Thermometer noch 

 dadurch erzielt, dass die offene Spitze der Haarröhre mit einem Glas- 

 glöckchen bedeckt wurde, welches ein Zurückziehen der herausgetre- 

 tenen Quecksilbertröpfchen, verhinderte und das Abfallen des kleinsten 

 Tröpfchens veranlasste. 



