Dift haiomctriscJicn lliiliciiiiicssunfren im .laliro, I8ö'. 3j 



entnommen. Sämmtliclie Beobachtungsreihen dieser Stationen wurden von der 

 k. k. Centralaustalt für Meteorologie und Erdmagnetismus entlehnt. Der bestän- 

 dige Verkehr mit diesem Institute, welcher während dieser Arbeit Statt fand, und 

 die fortwährenden Anliegen, welche icli demselben vortragen mussto und die mir 

 die Direction stets mit der grösston Liberalität und Zuvorkommenheit erfüllte, 

 legen mir die Verpflichtung auf, dem Herrn Director Karl Kreil, dem Adjuncten 

 Herrn Karl Fritsch und fi\r die stete freundlichste Bereitwilligkeit den Herren 

 Assistenten Dr. Fr. Lucas und A. Burkhardt meinen ganz besonderen Dank 

 auszudrücken. 



Die Messungen zu dem Höhenverzeichnisse Nr. 1 (Beobachter Herr D. Stur) 

 und Nr. 2 (Herr Johann Jokely) sind mit den Barometern Nr. 11 und Nr. 6 der 

 k. k. geologischen Reichsanstalt ausgefiihrt. 



Vergleichungen zwischen dem Barometer Nr. 11 und dem Barometer der 

 k. k. Sternwarte in Prag wurden zwar nicht unmittelbar angestellt, aber da ich 

 sämmtliche Barometer der k. k. geologischen Reichsanstalt unter einander ver- 

 glich, dann den Barometer Nr. 6, mit welchem Herr Jokely arbeitete, bei Gele- 

 genheit einer Reise nach Deutschland selbst an die Prager Sternwarte überbrachte, 

 mit welchem der Adjunct Herr Fr. K a r 1 i n s k i vom 1 7. November bis 1 . December 

 V. J. 37 Vergleichungen anstellte, aus welchen sich ein Unterschied zwischen 

 beiden Barometern mit 0-296 P. L. ergab, um welche der Barometer Nr. 6 höher 

 stand, und da ferner der Unterschied zwischen dem Barometer Nr. 11 und Baro- 

 meter Nr. G aus 10 Vergleichungen O-Oü P. L. beträgt, um welche ebenfalls 

 der Barometer Nr. 6 höher stand, so ergab sich der Unterschied zwischen Baro- 

 meter Nr. 11 und dem Barometer der Prager Sternwarte mit 0-246 oder 0*25 P.L., 

 um welche die Ablesungen des Barometers Nr. 11 reducirt werden mussten. 



Die Ablesungen des Barometers Nr. 6 im Höhenverzeichniss Nr. 2 sind 

 um den oben angegebenen Betrag von 0*296 oder besser um 0*30 Par. L. 

 reducirt. 



Da von der Prager Sternwarte stündliche Beobachtungen vorlagen, so war 

 eine Interpolation der Barometerstände derselben auf die Beobachtungszeit an 

 dem gemessenen Punct nicht nothwendig. 



Die Seehöhe für den Barometer an der Sternwarte in Prag beträgt nach den 

 Bestimmungen des Herrn Directors Böhm 1060 Wiener Klafter, welche Zahl 

 zur Bestimmung der Seehöhen in dem nachfolgenden Höhenverzeichniss Nr. 1 

 und Nr. 2 benützt wurde. 



Herr Bergrath Lipoid benützte zu seinen Beobachtungen in dem Höhen- 

 verzeichniss Nr. 3 den Barometer Nr. 4 und Herr Dr. G. Stäche zu jenen im 

 Verzeichniss Nr. 4 den Barometer Nr. 13 der k. k. geologischen Reichsanstalt. 

 Anfänglich hatte Herr Bergrath Lipoid seine Beobachtungen auf die Correspon- 

 denzbeobachtungen des Herrn Professors Karl Deschmann gestützt und seine 

 Höhen darnach gerechnet. Da aber an den tieferen Puncten, besonders an den 

 Nachtstationen Gelegenheit gegeben war, dieselben mehrmals zu messen, und 

 diese Messungen jede einzeln für sich berechnet oft ausserordentliche Differenzen 

 zeigten, so wurde ich veranlasst, dieselben Messungen noch einmal, und zwar 

 mit Zugrundelegung der Correspondenz-Beobachtungen am k. k. Telegraphenamt 

 in Laibach zu rechnen. Aber auch dann zeigte sich kein günstigeres Resultat. 

 Diese Differenzen erklären sich bei aufmerksamer Beobachtung des Ganges der 

 meteorologischen Elemente an den Beobachtungsorten; er ist kein regelmässiger, 

 sondern es finden fortwährend Sprünge von einem Extrem in das andere Statt. 

 Es konnten daher die Barometermessungen in dieser Gegend nur weniger siche- 

 rere Resultate liefern als anderswo. 



