Die baroinefrischen Ilölienmessun^en im Jahre 1857. 33 



Der Barometer an dieser Vergleiehsstation ist ein Gefässbarometer, mit 

 Schwimmer, besitzt aber keinen Noiiius zur scharfen Einstelhing, doch hatte Herr 

 Professor Lunelli eine so grosse Uebung in der Abschätzung derBruchtheile einer 

 Linie, dass die Ablesung auf 0-1 einer Linie sicher angenommen werden darf. 



Der Barometer, mit welchem die Messungen vorgenommen wurden , ist ein 

 Kapellerscher Gefässbarometer mit fixem Tubus. Die Formel, nach welcher jede 

 Ablesung auf den wahren Nullpunct der Scale reducirt wurde, ist ^',g'„"' ■ , sie 

 gibt einen Werth von 00345 Par. L. , um welchen der abgelesene Barometer- 

 stand unter 33245 Par. L. für jede Linie Differenz verkürzt, bei jeder Ablesung 

 eines Barometerstandes über 33245 Par. L. um jede Linie Differenz noch vor 

 der Reduction auf 0" Temperatur, verlängert werden musste. 



Aus 20 Vergleichungen meines Barometers mit dem des Herrn Professors 

 Lunelli ergab sich eine Differenz von 0-25 Par. L., um welche meine Ablesungen 

 vergrössert werden mussten. 



Die Seehöhe des correspondirenden Barometers, welche Herr Professor 

 Lunelli mit 146 Meter = 76-977 W. Klafter annimmt, ist viel zu niedrig, 

 denn diese ist abgeleitet aus der Annahme eines mittleren Luftdruckes von 

 28 Par. Zoll im Niveau des Meeres und von einer Mittelzahl aus vieljährigen, 

 aber nicht auf 0" Temperatur reducirten Barometerablesungen 

 in Trient. Aus diesem Grunde allein dürften alle im Trinker sehen Höhen- 

 verzeichniss von Tirol, so wie in dem von Herrn Fortunato Zeni in Roveredo 

 herausgegebenen Verzeichniss enthaltenen Höhen von Südtirol, welche sich auf 

 Trient mit der Höhe von 146 Meter stützen, zu niedrig sein, und ich musste die 

 Seehöhe dieses Barometers auf irgend eine Weise neu zu bestimmen suchen. Als 

 ein naheliegender und durch viele Controlvisuren richtig gestellter trigonometri- 

 scher Punct zeigte sich die Tburmspitze der Kirche St. Maria Maggiore in Trient, 

 welche in der Höhentabelle des Generalstabs-Blattes Nr, 21 von Tirol mit 129*29 

 W. Klafter cotirt ist. An diesem Thurme befindet sich noch ein tiefer liegender 

 trigonometrisch bestimmter Punct, zwar nur durch eine Visur, vom Monte Celva 

 im Osten von Trient; dieser Punct konnte von keiner anderen Seite her, wegen 

 seiner Lage zwischen den Häusern von Trient, noch mittelst anderer Visuren 

 controlirt werden, die gefundene Seehöhe, welche in den Feldmanualen des 

 k. k. militär-geographischen Institutes verzeichnet steht, ist: 11927 W. Klafter. 

 Es bezieht sich diese Cote auf die Fenstersohlbank des 2. Stockwerkes im Thurme 

 der Kirche St. Maria Maggiore. 



Ein Nivellir-Instrument von Herrn Ober-Ingenieur Ludwig So mm in Trient 

 entlehnt, half mir den Höhenunterschied zwischen den genannten Puncten und 

 dem Barometer des Herrn Prof. Lunelli zu bestimmen. Der Thurm der Kirche 

 erhebt sich nach der Bauart des Landes über eine quadratische Basis mit flachen 

 Mauern verticai , welche bei % der Höhe desselben in einem Plateau kurz 

 abgestumpft enden. Ueber diesem Plateau erhebt sich dann erst der Dachstuhl in 

 den verschiedenartigsten Formen, welche ober der Helmkappe mit einer Kugel 

 abschliesst; in diese ist nun ein Blitzableiter befestigt, an welchem in der Mitte 

 ein Pfeil, vielleicht 5 Schuh lang, befestigt ist, der mit dem Blitzableiter zugleich 

 die Form eines Kreuzes bildet. Da ich nun die Tburmspitze benützen wollte, 

 wegen der genaueren Bestimmung der Höhe des Barometers, so musste ich mich 

 doch erst fragen, was ist hier unter Tburmspitze zu verstehen, etwa das äusserste 

 Ende des Blitzableiters, oder die Mitte desselben, wo der Pfeil befestigt ist, oder 

 endlich die Kugel, worin der Blitzableiter befestigt ist. Es konnten hier unter 

 der Bezeichnung: Spitze des Thurmes, Puncte verstanden werden, welche um 

 3 Klafter aus einander lagen. 



K. k. geologische Reichsanstalt. 10. Jahrgang 1851». 1. 5 



