Bestimmbarkeit der Gesteinsgemengtheile. 361 



Erscheinung auf der Seite des schwächer lichtbrechenden 

 Minerales. 



Wenn sich verschieden lichtbrechende Mineraldurch- 

 schnitte gegenseitig umschliessen, so bewirkt die helle Er- 

 leuchtung der Grenzlinien eine optische Täuschung: man glaubt 

 bei Hochstellung des Tubus die ganze Fläche des stärker licht- 

 brechenden Durchschnitts heller erleuchtet zu sehen; die Unter- 

 schiede verschwinden, sobald die Grenze verdeckt wird. 



Aus der Figur 1 ist zu entnehmen, dass Einengen des 

 Beleuchtungskegels bis zum Grenzwinkel der Totalreflexion 

 die Beleuchtungsgegensätze steigert. Noch weiteres Einengen 

 würde die Erscheinung nicht deutlicher machen. Hieraus folgt, 

 dass der Beleuchtungskegel um so stärker eingeengt werden 

 muss, je kleiner die zu beobachtenden Unterschiede der Licht- 

 brechung sind. Ein weit geöffneter Beleuchtungskegel würde 

 die Lichtunterschiede verwischen; die einseitige Verstärkung 

 des Lichtes wird dann zu gering, um noch sichtbar zu bleiben. 

 Die Mikroskope für mineralogische und petrographische Unter- 

 suchungen tragen häufig über dem Polarisator eine Convexlinse; 

 die Wirkung derselben ist, den Beleuchtungskegel zu erweitern, 

 und die Wahrnehmbarkeit der Lichtbrechungsunterschiede zu 

 verringern. Ich glaube es diesem Umstände zuschreiben zu 

 müssen, dass bisher so wenig von dieser Beobachtungsmethode 

 Gebrauch gemacht wurde. 



Um eine zweckmässige Abstufung des Beleuchtungskegels 

 zu erzielen, bewährt sich vortrefflich die von Fuess an seinen 

 neueren Instrumenten unter dem Polarisator angebrachte Iris- 

 blende. An den Reich ert'schen Instrumenten kann derselbe 

 Zweck durch Heben oder Senken des Polarisators erreicht 

 werden, nachdem eine passende Blende auf denselben gesetzt 

 wurde. 



Es ist auch ersichtlich, dass Objective mit kleiner Apertur 

 und grossem Focalabstand die erwähnten Erscheinungen nicht 

 so deutlich zeigen können als stärkere Systeme. Je kleiner die 

 Apertur des Objectivs, desto stärker muss der Beleuchtungs- 

 kegel eingeengt werden. 



Es ist ferner aus der Construction leicht zu entnehmen, 

 dass die beschriebenen Erscheinungen umso klarer auftreten 



