229 



Schon Pettenkofer hat hervorgehoben, wie solche Differenzbestimm- 

 ungen den grossen, gewöhnlich unterschätzten Vortheil haben, olass dabei 

 die constanten Fehler der Untersuchung eliminirt werden, weil alle 

 Operationen gleichheitlich sowohl bei der einströmenden als auch bei 

 der abströmenden Luft ausgeführt werden, und nur die Differenz der 

 beiden Bestimmungen zu ermitteln ist, welche noch richtig gefunden 

 werden kann, wo eine absolute Bestimmung an ganz unvermeidlichen 

 Fehlern leiden würde. 



Es war unthunlich, den Pettenkofer'schen Apparat in seiner Form 

 einfach zu copiren und entsprechend zu verkleinern; es musste eine 

 ganze Reihe von wesentlichen Aenderungen daran vorgenommen werden, 

 sowie auch an dem grossen Apparate seit seiner Beschreibung durch 

 Pettenkofer mancherlei Verbesserungen angebracht worden sind, welche 

 hier ebenfalls theilweise Erwähnung finden werden. 



Der kleine Apparat ist auf den dieser Abhandlung beigegebenen 

 drei Tafeln abgebildet. Die erste Tafel enthält eine Ansicht derjenigen 

 Vorrichtungen, welche auf der einen Seite einer durch die Röhre D 

 gezogen gedachten senkrechten Ebene aufgestellt sind, die zweite Tafel 

 eine Ansicht der auf der andern Seite dieser Ebene befindlichen Vor- 

 richtungen; auf der dritten Tafel sind einige Details aufgenommen. Die 

 Herstellung der beiden ersten Tafeln geschah in der Art, dass zunächst 

 von jeder Seite des Apparates ein photographisches Bild hergestellt 

 wurde, und zwar bei Tafel I von links her, bei Tafel II von rechts her 

 gesehen ; dadurch gelang es, ein ganz naturgetreues Bild des immerhin 

 complicirten Apparates mit den richtigen Dimensionen und Verhältnissen 

 zu gewinnen, wie es dem Zeichner sonst wohl kaum zu geben möglich 

 gewesen wäre. Die Photographien dienten nun dem Zeichner als Grund- 

 lage für die weitere Ausführung. 



Das Thier befindet sich in dem Räume H (Tafel I u. II). Derselbe 

 stellt einen auf einer Tischplatte stehenden Würfel mit einer Seitenlänge 

 von 40 cm., also einem Kubikinhalte von 64 Liter dar. Er besteht 

 aus einem soliden Rahmen von Zink, in welchen Scheiben von dickem 

 Glase eingesetzt sind; die an der vorderen Seite befindliche in Metall 

 gefasste Glastafel lässt sich in einem Falz auf- und abbewegen und 

 dient als Thür zum Einbringen des Thieres. Um diesen Kasten gehörig 



