230 



zu ventiliren , ist eine Oeffnung für das Wegsaugen der Luft und eine 

 zweite Oeffnung für das Eintreten frischer Luft angebracht. Die Letztere 

 findet sich in der auf Tafel I dem Beschauer zugekehrten Glasfläche; 

 es ist zu dem Zwecke ein rundes Loch von 2,7 cm. Durchmesser an 

 der oberen linken Ecke eingebohrt und in dieses ein unter rechtem 

 Winkel abgebogenes , wohl lakirtes Rohr a von Eisenblech mit Kaut- 

 schukdichtung und Ueberwurfschraube , welche in ein am Rohr befind- 

 liches Gewinde eingreift und eine Metallplatte jederseits an das Glas 

 andrückt, befestiget. Der eine kürzere Schenkel des Rohres sieht nach 

 Aussen, der längere Schenkel befindet sich im Kasten und geht bis auf 

 den Boden desselben herab. Die Oeffnung für das Wegsaugen der Luft 

 aus dem Kasten ist an der der Eingangsthüre gegenüber liegenden 

 Seite; sie ist in der Mitte der betreffenden Glastafel angebracht und 

 auf die gleiche Weise mit einem Blechrohre b versehen, dessen kurzer 

 Schenkel nach Aussen mündet, und dessen längerer Schenkel nach auf- 

 wärts bis nahe an die Decke des Kastens reicht. Die Luft tritt dem- 

 nach bei der Ventilation unten in den Kasten ein , streicht über das 

 Thier weg und tritt oben aus. 



Bis auf die Ein- und Austrittsöffnung und die Lücken zwischen 

 dem Rahmen und dem Falze der Thüre ist der Kasten völlig luftdicht 

 geschlossen. Es ist dem Pettenkofer'schen Apparate von gedankenlosen 

 Leuten öfters der Vorwurf gemacht worden , dass er nicht luftdicht 

 schliesse und dass desshalb durch Diffusion ein Austausch der im 

 Kasten befindlichen Luft gegen die äussere Zimmerluft stattfinden müsse, 

 wodurch natürlich die Resultate ganz unzuverlässig würden. Dem gegen- 

 über hat schon Pettenkofer dargethan , dass Undichtigkeiten an der 

 Kammer keinen nachtheiligen Einfluss auf die Genauigkeit des Versuches 

 ausüben; denn es tritt durch jede Oeffnung Luft von der gleichen be- 

 kannten Zusammensetzung hinein, und es ist ferner die Geschwindigkeit 

 dieser einströmenden Luft unter allen Umständen grösser als die Ge- 

 schwindigkeit der Diffusion, so dass von Innen nach Aussen nie ein 

 Austausch stattfindet, so wenig als bei einem gut ziehenden Ofen Rauch 

 oder ein Verbrennungsprodukt aus den tausend Ritzen entweicht. Petten- 

 kofer hat dies für seinen grossen Apparat dadurch bewiesen, dass er 

 im Innern der Kammer penetrant riechende Dämpfe entwickelte und 



