231 



an den Spalten und Oeffnungen der Thüre beobachtete; so lange die 

 Ventilation der Kammer durch die Saugcylinder im Gange ist, lässt sich 

 ausserhalb von dem Gerüche nicht das Mindeste wahrnehmen. Für die- 

 jenigen, welche sich von vorgefassten Schulmeinungen nicht frei machen 

 können, dienen jedoch am besten die Controlbestimrnungen zur Wider- 

 legung ihrer Vorstellungen, nach denen die in der Kammer entwickelte 

 Kohlensäure und das Wasser völlig in dem aus ihr gesogenen Luft- 

 strome enthalten sind. 



Es ist jedoch auch möglich die kleine Kammer bis auf die Eintritts- 

 öffnung vollkommen zu verschliessen. Man kann nämlich leicht und 

 rasch durch einige wurstförmige Streifen von Klebwachs die Spalten an 

 der Thüre verkleben. Man ist dann im Stande, die Dichtigkeit der 

 Kammer zu prüfen, indem man Leuchtgas durch das Eintrittsrohr ein- 

 leitet und dann wenn man sicher ist dadurch alle atmosphärische Luft 

 aus dem Kasten verdrängt zu haben, nach dem Absperren des Austritts- 

 rohres durch einen Kautschukstopfen die undichten Stellen mit einem 

 Lichte aufsucht. Wo eine solche sich vorfindet, tritt bei dem starken 

 Drucke entzündbares Gas aus, wornach man leicht jede Undichtigkeit 

 beseitigen kann. Auf eine andere einfache Art der Prüfung der Dich- 

 tigkeit der Kammer werde ich noch bei der Prüfung der Dichtigkeit 

 der Leitung bis zu den kleinen Saugcylindern zurückkommen. Der an- 

 gegebene Verschluss an der Thüre wird dann angebracht, wenn man 

 ausschliesslich durch die Eintrittsöffnung Luft zuleiten will, wenn z. B. 

 das Thier in wasserfreier oder mit Wasser gesättigter Luft oder in 

 kohlensäurefreier Luft athmen soll. 



Der Raum H, in welchem das Thier sich befindet, muss nun aus- 

 giebig ventilirt werden, so dass keine grössere Menge von Wasser, 

 Kohlensäure und anderen Zersetzungsprodukten sich darin anhäuft 

 als in einer normalen Luft, in der wir zu athmen gewohnt sind. 



Nach den Angaben von Pettenkofer fängt die Luft eines Raumes, 

 in welchem Thiere geathmet haben , bei 1 °/oo Kohlensäure zu riechen 

 an, bei 10 °/oo ist sie für uns auf die Dauer unerträglich geworden ; eine 

 gute Luft soll nicht mehr als 2 °/oo Kohlensäure enthalten. 



Die Ventilation geschieht bei dem Pettenkofer'schen Apparate be- 

 kanntlich durch zwei grosse alternirend auf- und abgehende Saugcylinder, 



