welche die Luft aus der Kammer durch eine grosse Gasuhr saugen und 

 durch ein fallendes Gewicht getrieben werden, das seinerseits durch eine 

 mittelst eines sehr sinnreichen Regulators entsprechend wirkende Dampf- 

 maschine aufgezogen wird. In der Aufhängung der Saugcylinder und 

 in der Einrichtung der Ventile derselben sind seit der Beschreibung 

 durch Pettenkofer einige zweckmässige Aenderungen vorgenommen worden. 



Die Ventilation am kleinen Apparate wird nicht durch Saugcylinder 

 und eine Dampfmaschine besorgt, sondern durch die Bewegung der Trommel 

 der messenden Gasuhr B, deren Axe mit der Axe eines oberschlächtigen 

 Wasserrades C in Verbindung steht. Die an der hinteren Wand ange- 

 brachte Eintrittsöffnung der Gasuhr steht durch das 172 cm. lange und 

 3 cm. im Durchmesser haltende Blechrohr D in luftdichter Verbindung 

 mit dem Athemraum, so dass die Gasuhr bei der Drehung ihrer Trommel 

 Luft aus der Kammer ansaugt und zugleich die Messung des Luftstromes 

 besorgt. An Stelle der durch die Gasuhrtrommel aus der. Kammer ge- 

 nommenen Luft tritt alsbald frische Luft von Aussen in die Kammer 

 ein, ohne dass eine irgend erhebliche Druckdifferenz dabei entstellt. 



Bei dem grossen Pettenkofer'schen Apparate ist zwischen dem 

 Kasten und der grossen Gasuhr eine Befeuchtungsvorrichtung angebracht, 

 damit nicht die die Gasuhr passirende Luft Wasser entführt, wodurch 

 die Messung ungenau wird. Da die in die grössere Gasuhr eintretende 

 Luft von dem Versuchsraume kommt und stets nahezu mit Wasserdampf 

 gesättiget ist, so ist am kleinen Apparate die Befeuchtungs Vorrichtung 

 vorläufig weggelassen worden, um grössere Widerstände in der Haupt- 

 leitung zu vermeiden; anfangs wurde die Gasuhr häufig aufgefüllt und 

 geaicht, später stellte es sich heraus, dass wenn man vor jedem Ver- 

 suche die Gasuhr auffüllt und dabei gewisse noch zu erwähnende Vor- 

 sichtsmaassregeln gebraucht, dann die Angaben der Gasuhr so überein- 

 stimmende sind, dass sowohl die Befeuchtungsvorrichtung als auch die 

 wiederholte Aichung unnöthig ist. 



Die grössere Gasuhr meines Apparates ist eine solche für 5 Flammen 

 und zeigt bei einer Umdrehung 6,7 Liter an. Sie ist anders construirt 

 als die früher an dem Versuchstisch des grossen Apparates verwendeten 

 Uhren. Wenn nämlich beim Umdrehen der Trommelaxe wegen der an 

 den Leitungen vorhandenen Widerstände nicht entsprechend Luft ein- 



