239 



für die Untersuchung der Luftproben in zwei Theile scheidet; der eine 

 Theil, nämlich die Pumpen mit den Ventilen, die Apparate für die Ab- 

 sorption des Wassers und für die Wiederbefeuchtung der Luft sind auf 

 der Tafel IL gezeichnet , der andere Theil , die Barytwasserröhren mit 

 den Gasuhren auf der Tafel I. 



An der Axe des Wasserrades (Tafel IL) befindet sich ein 1 cm. 

 langer Krummzapfen 1 mit einem Schlitz, in welchen mittelst eines 

 Schraubenzapfens die Stange m befestiget wird. Bei der Drehung des 

 Wasserrades wird der Krummzapfen mit herumgedreht und dadurch die 

 Stange in hin- und hergehende Bewegung versetzt. Die Stange bewegt 

 nun denjenigen Theil des Apparates, welcher das Auf- und Niedergehen 

 der Pumpen zu besorgen hat. Zu dem Zwecke ist in der Tischplatte 

 eine 32 cm. hohe, feste Messingsäule n eingelassen, die an ihrem oberen 

 Pmde eine Stahlaxe trägt, auf welcher in einer Hülse der vertikal 

 stehende, 22 cm. lange Messinghebel o drehbar ist. In das untere Ende 

 des Hebels greift in einen Schlitz die Fortsetzung der Stange m ein. 

 Die letztere verdünnt sich nämlich nahe ihrem Ende zu einem dreh- 

 runden Stab, welcher in die mit dem Hebel o verbundene Röhre ein- 

 gesteckt und in beliebiger Tiefe durch eine Schraube q fixirt werden 

 kann. Das obere Ende des Hebels trägt eine Hülse, in welcher ein 

 32 cm. langer Stahlstab durch eine Schraube festgehalten wird; an dem 

 Stahlstab werden die vier Rollen tragenden Messingklötze p festgeschraubt. 

 Ich habe, da in der Zeichnung der Tafel IL dieser Theil des Apparates 

 nicht genau zu übersehen ist, auf der Tafel III. Fig. 1. eine weitere 

 Abbildung desselben, und zwar von Oben her gesehen, gegeben, wo 

 die Stellung der vier an dem Stahlstab befestigten Klötze p mit den 

 Rollen besser heraustritt. Es ist klar, dass bei der hin- und hergehen- 

 den Bewegung des unteren Theiles des Hebels der obere Theil mit dem 

 Stahlstabe die entgegengesetzte Exkursion ausführt; durch feine Striche 

 an der Drehungshülse ist angezeigt, wie weit der Hebel aus der verti- 

 kalen Stellung nach beiden Seiten abgelenkt wird. 



Auf den Rollen des Stahlstabes sind die Darmsaiten (Taf. III. 

 Fig. 1. s.) aufgewickelt, an welchen die vier kleinen Saugpumpen auf- 

 und abbewegt werden; jede der Rollen ist auf ihrer Axe durch eine 

 starke Feder fixirt. Links und rechts von der Säule n steht ein aus 



