242 



eine Aenderung daran anzubringen; man wird nach zeitraubenden Miss- 

 erfolgen wieder zur ursprünglichen Vorrichtung zurückkommen. 



Es ist möglich, mehr oder weniger Luft durch einen Hub der 

 Saugcylinder ansaugen zu lassen. Es kann dies auf mehrerlei Weise 

 geschehen. Einmal indem man die Stange m in dem Schlitze des 

 Krummzapfens 1 an dem Wasserrad oder in dem Schlitze an dem unteren 

 Theil des Hebels o verschiebt ; und endlich dadurch , dass man die 

 Darmsaiten, an welchen die Saugcylinder hängen, durch geringere oder 

 grössere Aufwickelung an den Rollen kürzer oder länger macht, wo- 

 durch die Cylinder dann mehr oder weniger aus dem Quecksilber ge- 

 hoben werden. 



Um die Exkursionen des Hebels o nach beiden Seiten ganz gleich 

 zu machen, wird die Stange m in der mit dem unteren Schlitz des 

 Hebels o verbundenen Hülse so weit eingesteckt und durch die Stell- 

 schraube q festgehalten, bis dieses Ziel erreicht ist; es werden dann 

 die vier Saugcylinder bei gleicher Saitenlänge gleich hoch gehoben. 

 Durch Einlegen von Schroten in die auf den Cylindern befindlichen 

 Gefässe werden die ungleichen Gewichte und Widerstände auf beiden 

 Seiten äquilibrirt, und die Cylinder zugleich so beschwert, dass sie von 

 selbst im Quecksilber herabsinken. 



Die vier Pumpen nehmen zwei Proben der in den Kasten einströ- 

 menden äusseren Luft, und zwei Proben der aus dem Kasten aus- 

 tretenden inneren Luft zur Untersuchung weg. Die dem Beschauer auf 

 der Tafel II. zugewendeten beiden Pumpen gehören für die äussere Luft 

 und sind mit A I und A II bezeichnet, die von ihm abgewendeten Pumpen 

 JI und J II sind für die innere Luft bestimmt. Man bemerkt, dass, 

 da die entsprechenden Pumpen auf entgegengesetzten Seiten der Dreh- 

 ungsaxe des Hebels stehen , ohne Unterbrechung Proben der äusseren 

 und inneren Luft zur Untersuchung gelangen. 



Die Pumpen machen bei einer Umdrehung des Rades und der 

 Gasuhrtrommel einen Auf- und Niedergang. Wenn im Mittel 1788 Liter 

 Luft in der Stunde durch die grosse Gasuhr ventilirt werden, so wer- 

 den 11,6 Liter durch eine der kleinen Gasuhren angegeben, so dass 

 darauf 267 Umdrehungen der grösseren Gasuhr und ebensoviele Auf- 

 und Niedergänge der Cylinder der kleinen Säugpumpen treffen. Mit 



