244 



apparaten in Zusammenhang stehende Glasröhren eingesteckt sind. 

 Zwischen den in den beiden Brücken befindlichen Glasröhren befindet 

 sich ein Zwischenraum, in den die Absorptionsapparate für das Wasser 

 eingeschaltet werden. 



Es sind dies kleine Glaskölbchen von der auf Tafel III. Fig. 3 in 

 l k der natürlichen Grösse gegebenen Form ; sie werden durch die mit einem 

 luftdicht eingeriebenen Glasstopfen verschliessbare Mündung mit kleinen 

 in concentrirter Schwefelsäure getränkten Bimssteinstückchen gefüllt. 



In der in Gemeinschaft mit meinem Bruder E. Voit und mit 

 J. Forster herausgegebenen Abhandlung 1 ): „über die Bestimmung des 

 Wassers mittelst des Pettenkofer'schen Respirationsapparates" ist ein- 

 gehend dargelegt worden , warum wir diese Form der Schwefelsäure- 

 kölbchen gewählt haben, und warum früher schon die ursprünglich von 

 Pettenkofer ihnen gegebene, dem Liebig'schen Kugelapparate entlehnte 

 Form verlassen wurde. Die neuen Kölbchen thun ganz ausserordentlich 

 gute Dienste. Es sind stets zwei hinter einander gespannt, damit durch 

 das zweite noch die letzte, meist nur Bruchtheile eines Milligramms 

 betragende Spur des Wassers weggenommen wird. Wir haben schon 

 12 Versuche mit den nämlichen Kölbchen und derselben Füllung in 

 gleicher Aufstellung gemacht und im zweiten noch immer nur eine 

 Gewichtsvermehrung von einigen Milligrammen gefunden. Man muss 

 sich jedoch hüten die schon öfters benützten, reichlich Wasser enthal- 

 tenden Kölbchen in zweiter Linie aufzustellen , da dann nach unserer 

 Erfahrung durch den trockenen Luftstrom der verdünnten Schwefel- 

 säure Wasser entzogen wird und die Kölbchen an Gewicht verlieren. 



Das Gewicht der gefüllten Kölbchen beträgt zwischen 60 und 90 gr. ; 

 es wird dasselbe auf einer feinen Wage, meist nach der Methode durch 

 Schwingungsbeobachtungen, auf ^io mgr. genommen. Je kleiner der 

 Bruchtheil der untersuchten Luft gegenüber dem Gesammtluftstrom 

 ist, desto genauer muss die Bestimmung des Bruchtheils sein. Man 

 kann leicht berechnen, wie weit man in einem gegebenen Falle in der 

 Bestimmung der Kohlensäure und des Wassers genau sein muss, um in 

 dem Gesammtluftstrom keinen grösseren Fehler als 1 % zu erhalten. 

 Eine solche Berechnung lehrt uns auch, dass man mit grossen und 



1) Zeitschrift f. Biologie 1875. Bd. 11. S. 126. 



