248 



Die durch die Pumpen weggedrückte Luft soll Blase für Blase 

 durch das Barytwasser streichen. Der Grad der Schrägstellung der 

 Röhren bedingt die Geschwindigkeit der durchtretenden Luftblasen, 

 welche sich nicht zu grösseren Blasen vereinigen dürfen. Es ist Manchen 

 unverständlich geblieben , dass aus den durchrückenden Luftblasen alle 

 Kohlensäure entfernt wird, da das Centrum der Luftblase doch eine 

 gewisse Entfernung von dem Barytwasser hat ; aber durch die bestän- 

 dige, zum Theil rollende Bewegung der Blasen auf dem doch ziemlich 

 langen Wege kommen alle Theilchen der Luft mit dem Barytwasser in 

 Berührung, wie die Resultate der Controlversuche beweisen. — 



Es bleibt jetzt nur noch übrig, das Volum der vier Luftproben zu 

 messen, und dies geschieht in den vier auf der oberen Tischplatte auf- 

 gestellten kleineren Gasuhren, wo die Luft kohlensäurefrei und mit 

 Wasserdunst gesättiget anlangt und nach der Messung entweicht. 



In der schon citirten Abhandlung : „über die Bestimmung des 

 Wassers mittelst des Pettenkofer'schen Respirationsapparates 1 )" ist be- 

 sonders hervorgehoben worden , dass die Gasuhren , wenn man genaue 

 Resultate erhalten will, sorgfältigst geaicht werden müssen. Dies ist 

 nun bei der gewöhnlichen Construktion der Gasuhr nicht möglich, da 

 dabei die Uebertragung auf den letzten Zeiger durch eine Spindel ohne 

 Ende geschieht ; sind die Windungen der Spindel nicht völlig gleich 

 geschnitten, was meist der Fall ist, so fallen die Angaben der Gasuhr 

 verschieden aus; da man nämlich nie weiss, welcher Gang der Spindel 

 eben benützt wird, so ist man nicht im Stande, durch eine Aichuns: 

 den wirklichen Werth der Drehung zu bestimmen. Es wurden daher 

 schon seit längerer Zeit die gewöhnlichen Gasuhren für unsere Respi- 

 rationsapparate verworfen und andere gewählt, bei welchen der die 

 Unterabtheilungen angebende Zeiger fest mit der Axe der Trommel 

 verbunden ist und sich mit ihr bewegt. Befindet sich dieser Zeiger an 

 einem bestimmten Theilstriche des Zifferblattes, so hat die Trommel 

 einen bestimmten und stets den nämlichen Stand , so dass sich jetzt 

 durch Aichung der wirkliche Werth einer Trommelumdrehung und auch 

 der eines Theiles einer Drehung leicht ermitteln lässt. Eine ganze 



1) a. a. 0. S. 145. 



