249 



Umdrehung des kleineren Zeigers der Gasuhr entspricht etwa 2,4 Liter; 

 da der Kreis in 1 00 Grade getheilt ist, so kann bis auf 24 cc. abgelesen 

 und auf 2,4 cc. geschätzt werden. In der That stimmen drei hinter 

 einander mit einem Wasservolum von nahezu 44 Liter gemachte Aich- 

 ungen der gleichen Gasuhr bis auf diesen Werth unter einander überein. 

 Solche Uhren sind in guter Ausführung von L. A. Riedinger in Augs- 

 burg oder von der Gasapparatenfabrik zu Schaffhausen zu beziehen. 



Wir legen den grössten Werth auf die genaue Aichung der Gas- 

 uhren, denn man braucht nur eine kleine Rechnung zu machen, um zu 

 ersehen , welche bedeutende Fehler bei der Berechnung von einem 

 kleinen untersuchten Luftvolum auf ein grösseres dann gemacht werden, 

 wenn die Luftvolumina nicht genügend bekannt sind oder gewisse 

 Fehlergränzen eingeführt werden. Die Wenigsten sind sich dessen be- 

 wusst, und meinen, wenn die Gasuhr einige Male mit einem geringen 

 Luftvolumen geaicht ist und bis auf einige Prozente übereinstimmende 

 Werthe gibt, dieselbe ohne Weiteres benützen zu können. Unser Aich- 

 apparat ist jetzt so vervollkommnet worden, dass man auf das Genaueste 

 und sehr rasch die jeweiligen Angaben der Gasuhr feststellen kann. 



Obwohl die Aichvorrichtung in der Abhandlung über die Bestimm- 

 ung des Wassers *) beschrieben worden ist, so komme ich doch wegen 

 der Wichtigkeit des Gegenstandes nochmals darauf zurück. In der Figur 6 

 der Tafel III. ist der Apparat in J /2o der natürlichen Grösse abgebildet. 



Das aus einem Aspirator auslaufende Wasser von bekanntem Volum 

 verdrängt ein gleiches Volum Luft aus einem Glasballon, welche Luft 

 dann durch die Gasuhr getrieben wird und nach der Messung entweicht. 



Der auf einem Holzgestelle stehende Aspirator fasst etwa 44 Kilo 

 Wasser; ein wesentlich geringeres Volumen darf nicht genommen wer- 

 den , da sonst die Genauigkeit der Aichung leidet. Der Aspirator ist 

 aus starkem Zinkblech; an dem oberen Theile befindet sich ein Rohr- 

 stutzen zur Füllung des Apparates, an dem Boden ist ein messingenes 

 Ausflussrohr mit Hahn angebracht, an welches da3 zum Glasballon 

 führende Kautschukrohr angesteckt wird. Zwischen dem Boden und 

 dem Hahn ist ein unter rechtem Winkel abgehendes Messingrohr an- 



1) a. a. 0. S. 147. 

 Abh. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XII. Bd. I. Abth. 34 



