250 



gesetzt, in welches eine als Wasserstandsmesser dienende senkrechte 

 Glasröhre eingesteckt wird ; an dem Glasrohr befindet sich, in der Höhe 

 des verjüngten oberen Theiles des Aspirators, eine Marke, bis zu welcher 

 man das Wasser einfüllt. Nach der vollständigen Füllung wird der 

 Aspirator auf einer auf 1 gr. noch ausschlagenden Dezimalwaage ge- 

 wogen, die Temperatur des Wassers genommen, und nach dem Auslaufen 

 des Wassers der Aspirator wieder gewogen. Der von uns benützte 

 Aspirator fasst nach einer Anzahl von Wägungen, deren grösste Differenz 

 bei verschiedener Temperatur 40 gr. beträgt, 43720 gr. Wasser. In der 

 oben citirten Abhandlung *) ist eine Reihe solcher Wägungen vorge- 

 führt worden. 



Als Gefäss für das Ablaufen des Wassers aus dem Aspirator dient 

 ein gewöhnlicher , in einem Zinktrog stehender Schvvefelsäureballon. 

 Derselbe ist durch einen dreifach tubulirten Kautschukstopfen ver- 

 schlossen; in der einen Oeffnung steckt ein bis auf den Boden des 

 Ballons reichendes und an seinem unteren Ende aufgebogenes, als Syphon 

 wirkendes Glasrohr, dessen oberes Ende das vom Aspirator kommende 

 Kautschukrohr aufnimmt ; die zweite Oeffnung trägt ein dicht unter dem 

 Stopfen mündendes Glasrohr, um den Ballon mit der Gasuhr durch 

 einen Kautschukschlauch in Verbindung zu setzen ; die dritte Oeffnung 

 endlich ist durch ein Thermometer verschlossen. Eine im Umkreis der 

 ßallonmündung angebrachte, über den Kautschukstopfen hervorstehende 

 Messingfassung erlaubt durch Eingiessen von Wasser einen völlig luft- 

 dichten Verschluss herzustellen. 



Ist der Aspirator gefüllt und der Ballon mit der Gasuhr verbunden, 

 so treibt man zunächst mit dem Munde Luft durch das für den Aspirator 

 bestimmte Kautschukrohr, bis der Zeiger der Gasuhr sich bewegt, wo- 

 durch die Spannung in dem Ballon und der Uhr hergestellt wird, damit 

 im Momente des Eintretens von Wasser in den Ballon der Zeiger der 

 Uhr sich zu bewegen beginnt. Sobald die Spannung eingetreten ist, 

 drückt man die Kautschukröhre mit den Fingern ab und steckt sie an 

 das Ausflussrohr des Aspirators. Nun verschliesst man die Wasser- 

 standsröhre am Aspirator, weil sonst beim Abfliessen des Wassers Luft 



1) a. a. 0. S. 148. 



