251 



durch die enge Röhre hineingerissen wird, liest die Gasuhr ab und öffnet 

 den Hahn. Sofort beginnt der Zeiger der Gasuhr sich zu bewegen. 

 Während des Ablaufens des Wassers notirt man von Zeit zu Zeit die 

 Temperatur an dem Thermometer des Ballons und der Gasuhr; nach 

 Vollendung des Abflusses öffnet man den Verschluss an der Manometer- 

 röhre, erhebt den Aspirator, um alles Wasser aus dem Kautschukschlauch 

 zu entfernen, und liest dann abermals den Stand der Gasuhr ab. 



Durch einen Flaschenzug wird darnach der volle Ballon in die 

 Höhe gehoben, und durch einen Heber in wenigen Minuten das Wasser 

 wieder in den Aspirator übergefüllt. 



Das Wasser im Aspirator, im Ballon und in der Gasuhr, sowie die 

 darin befindliche Luft sollen wo möglich die gleiche Temperatur haben, 

 da Pteduktionen wegen der oft raschen und ungleichen Aenderung der 

 Temperatur zu keinen genauen Resultaten führen. Es wird desshalb 

 ein grösserer Wasservorrath in dem nach Norden gelegenen Räume, in 

 welchem auch die Uhren und die Aichapparate stehen, aufbewahrt, und 

 die Aichung an solchen Tagen vorgenommen , an denen nur geringe 

 Temperaturschwankungen vorkommen. Man erhält dann bei mehrmaliger 

 Aichung derselben Gasuhr für 43,720 Liter Luft nicht mehr als 2,4 cc. 

 Differenz. 



Da das in den Ballon einfliessende Wasser häufig eine etwas niedrigere 

 Temperatur besitzt als die Zimmerluft, und da sich desshalb die aus 

 dem Ballon durch das Wasser verdrängte erkältete Luft auf ihrem Wege 

 bis zur Gasuhr wieder erwärmt, so muss in diesem Fall das Volumen 

 der bei einer gewissen Temperatur verdrängton Luft entsprechend der 

 Temperatur der in die Gasuhr eintretenden Luft nach bekannten Regeln 

 vermehrt werden. 



Der Wasserstand der Gasuhren ist von Zeit zu Zeit zu ergänzen. 

 Es ist dabei zu berücksichtigen , dass das etwas enge mit Windungen 

 versehene Ueberlaufrohr der Gasuhr dem Ablaufen des Wassers einen 

 gewissen Widerstand entgegen setzt und desshalb das Ausfliessen erst 

 beginnt, wenn das Niveau des Wassers in der Uhr höher steht als dem 

 unteren Rande der Oeffnung entspricht. Legt man aber, wenn das 

 Wasser nach dem Auffüllen nicht mehr freiwillig abfliesst, den Finger 

 oder einen Glasstab an die Oeffnung an, so folgt noch Tropfen auf 



34* 



