252 



Tropfen. Man erhält auf diese Weise stets den gleichen Wasserstand, 

 und die Aichungen geben nur sehr geringe Unterschiede. Es ist auch 

 dadurch, wie ich schon angegeben habe, eine öftere Aichung der grösseren 

 Gasuhr ganz überflüssig geworden. Zum Beweise dafür theile ich die 

 Resultate mehrerer unter solchen Cautelen angestellter Aichungen dieser 

 Gasuhr mit: 



Luft durch den Ballon 



Luft durch die Gasuhr 



Angabe der 



1000 cc. der Uhr 



in cc. 



in cc. 



Gasuhr in cc. 



entsprechen in cc. 



43720 bei 18,02° 



43733 bei 18,35° 



43350 



1008,8 



43720 bei 17,83° 



43733 bei 17,79° 



43320 



1009,2 



43720 bei 17,76° 



43733 bei 17,76° 



43300 



1009,7 



Vor Beginn eines Versuches müssen nun nach der Zusammenstellung 

 aller Vorrichtungen die Leitungen auf ihre Dichtigkeit geprüft werden. 

 Es ist dies absolut nothwendig, da es auch bei aller Aufmerksamkeit 

 nicht möglich ist, alle Undichtigkeiten von vorne herein zu vermeiden, 

 und viele Versuche in Folge davon unbrauchbar würden. Oft hat sich 

 eine seichte Rinne an der inneren Oberfläche einer Kautschukröhre als 

 Ursache der Undichtigkeit herausgestellt. Eine solche Prüfung ist nun 

 glücklicher Weise leicht und sicher möglich. 



Die Hauptleitung muss von dem Abgange des Hauptrohres an der 

 Kammer bis zur messenden grösseren Gasuhr dicht sein , weil sonst 

 nicht aus der Kammer, sondern von Aussen kommende Luft in die 

 Ritzen eindringt. Die Prüfung der Dichtigkeit dieser Hauptleitung 

 braucht nur selten vorgenommen zu werden und geschieht wie die der 

 Kammer einfach mit Leuchtgas , das man mit vollem Drucke in das 

 Rohr D eintreibt, bis dieses ganz damit gefüllt ist, wornach man im 

 Dunkeln untersucht, ob nirgends entzündbares Gas entströmt 



Die Prüfung der Dichtigkeit der Leitungen für die zu untersuchende 

 Luft ist viel einfacher und muss vor jedem Versuch gemacht werden. 



