253 



Um sich von der Dichtigkeit bis zu den Pumpen zu überzeugen, 

 sperrt man den Eingang der Glasröhre A für die Probe der eintreten- 

 den Luft mit einem durch einen Glasstopfen geschlossenen Kautschuk- 

 rohr ab, und ebenso den Eingang zur Glasröhre J für die Probe der 

 aus der Kammer kommenden Luft durch Drehen des Glashahnes. Darauf 

 hebt man nach einander die Cylinder der Pumpen, wobei bei völliger 

 Dichtigkeit das Quecksilber in den Cylindern und in den Austritts- 

 ventilen mit in die Höhe gezogen wird und längere Zeit unverrückt 

 auf seinem Stande bleibt. Bei der geringsten Undichtigkeit tritt Luft 

 ein und das anfangs gehobene Quecksilber sinkt zusehends herab. Auf 

 die gleiche Weise prüft man auch die Dichtigkeit der Kammer, indem 

 man die Eintrittsöffnung verschliesst, und einen der Saugcylinder für 

 die innere Luft erhebt. 



Zur Untersuchung der Dichtigkeit der Leitungen von der Pumpe 

 ab bis zur Gasuhr, welche wegen der vielen Verbindungen ungleich 

 schwieriger herzustellen ist, verschliesst man den Kautschukschlauch 

 dicht an der kleinen Gasuhr mit einem Quetschhahn, erhebt die be- 

 treffende Pumpe, die sich mit Luft vollsaugt, und senkt sie dann all- 

 mählich wieder nieder. Als Führung lässt sich an jedem neben der 

 Pumpe stehenden Träger in einer Hülse eine kleine Messingplatte x, 

 welche auf Tafel III. Fig. 7 eigens abgebildet ist, verschieben und in 

 beliebiger Höhe mittelst einer Schraube feststellen; in ihr befindet sich 

 ein Loch zum Einschieben und Führen der Pumpenstange. Da für die 

 Luft der Ausweg abgesperrt ist, so lastet die ganze Schwere der Pumpe 

 auf dem Quecksilber im Innern des Cylinders und der Luft der Leitung. 

 Anfangs wird die Luft unter Entweichen eines Theils derselben durch 

 das Austrittsventil, die Schwefelsäurekölbchen und die Barytwasserröhren 

 comprimirt, das Niveau des Quecksilbers in dem Cylinder stellt sich 

 ansehnlich niedriger als ausserhalb, und das Quecksilber im Eintritts- 

 ventil wird gehoben; in kurzer Zeit tritt aber ein Gleichgewichtszu- 

 stand ein, und nun darf trotz des starken Drucks nicht die mindeste 

 Verschiebung der Stange in der Führungsplatte wahrnehmbar sein. 

 Jede Undichtigkeit verräth sich sofort durch ein Sinken der Stange. 

 Beim Oeffnen des Verschlusses an dem Schlauche fällt der Cylinder 

 herab, was man durch Festhalten desselben verhütet. 



