256 



schon angesammelten Sauerstoffvorrathes Wasser und Kohlensäure ge- 

 bildet werden. 



Es wäre gewiss, schon der Controle wegen, sehr wünschenswerth, 

 wenn es gelänge, den Sauerstoff direkt zu ermitteln. Es ist bei unserem 

 Verfahren nicht möglich durch Untersuchung einer kleinen Luftmenge 

 nach der Bunsen'schen Methode den Sauerstoffverbrauch nur einiger- 

 massen genau festzustellen, da die Differenz des Sauerstoffgehaltes 

 der äusseren und inneren Luft zu gering ist. Man könnte versuchen, 

 die von einer Pumpe gesogene Luftprobe über eine mit Kupfer gefüllte 

 Verbrennungsröhre zu drücken und so den Sauerstoff dem Gewichte 

 nach . zu bestimmen ; aber man müsste vorher sich noch davon über- 

 zeugen, ob bei dem raschen Durchgang einer so grossen Luftmenge 

 auch aller Sauerstoff verzehrt wird. Sollte dies nicht gelingen, so 

 könnte man die grössere Gasuhr so einrichten, dass sie von dem durch 

 sie gehenden Luftstrome ununterbrochen einen beliebigen, für jede 

 Trommelumdrehung stets gleichen Theil (etwa 50 Liter) in einem Sammel- 

 behälter zur Aufbewahrung bringt, welcher Bruchtheil die nämliche 

 Zusammensetzung hat wie im Mittel die ganze durch die Gasuhr ge- 

 gangene Luftmenge. Es sollen in dieser Richtung Versuche zur direkten 

 Bestimmung des Sauerstoffs angestellt werden. 



Alle Theile am Apparate sind, wie in den Abbildungen auf Tafel I. 

 und IL mit Zeichen versehen, und zwar die Leitung der eintretenden 

 äusseren Luft mit A , die der austretenden inneren Luft mit J. Da 

 jede der Leitungen A und J zur Untersuchung von zwei Luftproben 

 in zwei Theile auseinandergeht, so ist der eine Theil mit AI und J I, 

 der andere mit A II und J II bezeichnet. Jede der vier Luftproben 

 geht durch zwei Absorptionsapparate für das Wasser und durch zwei 

 weitere für die Kohlensäure; man findet daher an den betreffenden 

 Stellen die Bezeichnung Ala und Alb, Alla und Allb, ferner Jla und 

 Jlb, Jlla und J IIb. Diese Bezeichnungen sind leicht kenntlich ange- 

 bracht, so dass man ganz mechanisch die einzelnen Theile des Apparates 

 zusammensteckt , und jede Verwechslung der vielfachen Leitungen 

 vermeidet. 



Ist der ganze Apparat auf diese Weise zusammengestellt, und auf 

 den dichten Verschluss geprüft, so werden die Gasuhren abgelesen und 



