258 



• 



Die Berechnung der Versuchsresultate ist eine ganz einfache. 



Bei Anwendung des Pettenkofer'schen Apparates müssen die in der 

 grossen Gasuhr und in den kleinen Gasuhren gemessenen Luftvolumina 

 auf gleiche Temperatur und Feuchtigkeit gebracht werden, da die Tem- 

 peratur in der grossen Gasuhr, namentlich im Winter, wegen der lang- 

 sameren Erwärmung der bedeutenden Wassermasse, oft um 5 — 6° nie- 

 driger ist als in den kleinen Gasuhren. Zu dem Zwecke wurde für 

 die beobachtete Temperatur die Luft als mit Feuchtigkeit gesättiget 

 angenommen, und die Angabe der grossen Gasuhr auf die Temperatur 

 und die derselben entsprechende Feuchtigkeit der kleinen Gasuhren 

 gebracht. 



Diese Reduktion ist bei dem kleinen Apparate nicht nöthig. Die 

 vier kleinen Gasuhren und die grössere sind in ihrem Volum nur wenig 

 unterschieden und zeigen immer die gleiche Temperatur an; die Tem- 

 peratur im Zimmer wird desshalb möglichst gleich erhalten und der 

 Apparat einige Zeit vor Beginn des Versuchs natürlich ohne Einschaltung 

 der Absorptionsapparate in Gang gesetzt. 



Letzteres ist auch nöthig, um die von den früheren Versuchen 

 herrührende, in den Leitungen befindliche Luft oder das in den Leit- 

 ungen manchmal verdichtete Wasser zu entfernen. Es kann nämlich 

 vorkommen, dass die am Schlüsse eines Versuches in den inneren Leit- 

 ungen befindliche, mit Wasserdampf nahezu gesättigte Luft beim Er- 

 kalten des Zimmers ihr Wasser theilweise niederschlägt, wodurch man 

 dann ohne vorherige Ventilation bei dem nächsten Versuche viel zu 

 hohe Werthe erhält, wie es z. B. bei den ersten Controlversuchen für 

 das Wasser am kleinen Apparate der Fall war. 



Der Luftdruck braucht ebenfalls nicht berücksichtiget zu werden, 

 da er auf alle Theile des Apparates in gleicher Weise einwirkt. 



Eine Differenz bei der Messung der Luftproben und der des ganzen 

 Stromes besteht darin, dass die untersuchte Luft frei von Kohlensäure ist, die 

 Luftmasse des ganzen Stromes aber sammt ihrer Kohlensäure gemessen 

 wird; der dadurch erzeugte Fehler, der sich leicht corrigiren Hesse, ist 

 jedoch nach den Berechnungen Pettenkofer's so gering, dass eineCorrektion 

 überflüssig ist. Zudem wirken hier zwei Fehler, der durch nicht völlige 

 Sättigung des Gesammtstroms mit Wasserdampf und der durch den 



