261 



Wasser Kohlensäure 



in 1000 Liter innerer Luft im Mittel . . 1,2457 1,8085 



in 1000 Liter äusserer Luft im Mittel . . 1,1445 0,5815 



Differenz : 0,1012 1,2270 



in 11600,5 Liter der grossen Gasuhr . . 11,74 14,23 



in 66,55 Liter in der Kammer u. im Rohr 0,07 0,08 



in 121,02 Liter der 2 kl. inneren Gasuhren 0,12 0,15 







Summe: 11,93 



14,46 





Berechnung des Sauerstoffs: 





Anfangsgewicht : 

 Einnahmen: 



Summe : 



3001,3 





 3001,3 



Endgewicht : 



Ausgaben: Harn 

 Wasser 

 Kohlensäure 



Summe: 



Sauerstoff auf: 

 (Verhältniss lt 



2987,8 

 

 11,93 

 14,46 





3014,19 

 -3001,30 

 12,89 

 30 : 81). 



Controlversuche. 



Ich habe schon öfter erwähnt, dass Controlversuche über den Grad 

 der Genauigkeit der durch Respirationsapparate erhaltenen Resultate 

 absolut nothwendig sind. Es ist nicht möglich bei so complicirten 

 Apparaten von vornherein Alles so einzurichten , dass die Ergebnisse 

 auf Sicherheit Anspruch machen können ; man muss sich vorerst durch 

 eigens darauf hin gerichtete Versuche überzeugen, ob der Apparat auch 

 das leistet, was man von ihm voraussetzt. Es kann das Prinzip des- 

 selben ganz tadelfrei erscheinen, und doch können die gewonnenen 

 Zahlen nicht der Wahrheit entsprechen, wenn man irgend etwas bei der 

 Ausführung der Versuche übersehen hat. Man glaube ferner ja nicht, 

 dass man im Besitze eines solchen Apparates alsbald Untersuchungen am 

 Thiere anstellen darf, ohne sich durch eine Reihe von Vor versuchen 

 tüchtig eingeübt zu haben. Alles dies erfährt man nur durch Control- 

 versuche , welche darthun , wie weit in dem Apparate unter analogen 



