262 



Verhältnissen, unter denen darin ein Thier athmet, in bekannten Mengen 

 entwickelte Kohlensäure oder Wasser wieder gefunden werden. So lange 

 dies für einen Apparat der Art nicht erwiesen ist, zweifeln wir nach 

 den von uns gemachten Erfahrungen mit vollem Rechte an den Angaben 

 desselben. 



Bevor der kleine Apparat seine jetzige Gestalt angenommen hatte, 

 zu einer Zeit als der Versuchsraum ansehnlich kleiner war und die 

 Ventilation durch zwei in Glyzerin gehende und mit der Hand in Be- 

 wegung versetzte grosse Saugcylinder besorgt wurde und viele Ver- 

 besserungen in der Methode der Untersuchung noch nicht eingeführt 

 waren , wurden Controlbestimmungen mit kleinen , sehr dicken und in 

 einer Papierkapsel steckenden Stearinkerzen gemacht, in der Form wie 

 man sie früher häufig als Nachtlichter gebrauchte. Ich erhielt damals 

 bei Verbrennung von 4 — 8 gr. Stearinsäure während 1 — 2 Stunden, 

 welche 5 — 9 gr. Wasser und 12 — 22 gr. Kohlensäure geben sollten, die 

 folgenden Fehler in Prozent ausgedrückt: 



1) 



2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 6) 

 7) 

 8) 

 9) 



Kohlensäure 

 + 4,9 

 -1,5 

 -3,2 



-7,9 

 + 6,1 

 -5,2 

 — 6,0 

 + 2,0 

 + 3,9 



Wasser 



+ 



2,7 



+ 



4,4 



— 



0,7 



— 



1,9 



+ 



8,1 



— 



10,0 



— 



1,2 



+ 



3,3 



+ 



2,4 



Sauerstoff 

 + 5,7 

 + 0,7 



— 3,3 

 -8,4 

 + 9,0 

 -9,1 



— 6,8 

 + 2,9 

 + 4,6. 



Die Resultate sind bei den damaligen noch ungünstigen Verhält- 

 nissen ganz leidliche. 



Als der Apparat in seiner jetzigen Gestalt dastand und durch eine 

 Anzahl von Versuchen an Thieren seine Brauchbarkeit dargethan war, 

 musste wieder zu Controlversuchen geschritten werden. Es war unter- 

 dess die Erfahrung gemacht worden, dass zwar für die Controlbestimm- 

 ungen der Kohlensäure Stearinkerzen vorzüglich brauchbar sind, dagegen 



