162 



Tabelle XXVI. Angenommene Collimationsfehler. 



1873. 



Zeitstern 1 — 10. 

 Kr. West. Kr. Ost. 



Zeitstern 11 — 21. 

 Kr. West. | Kr. Ost. 



Juli 13. 



-0:194 



+0:194 



— O s .205 



+0:205 



- 17- 



— 0.223 



+ 0-223 



— 0.234 



+0-234 



- 21. 



— 0.190 



+0-190 



— 0.201 



+0-20I 



- 22. 



— 0.178 



+0-178 



— 0.189 



+O.189 



- 23. 



— 0.184 



+0-184 



—0.195 



+ O.I95 



- 25. 



— O.206 



+ 0-206 



— 0.217 



+ O.217 



- 29. 



— 0.216 



+0-216 



— 0.227 



+ O.227 



- 30. 



— 0.189 



+0.189 



— 



— 



- 3i- 



— 0.208 



+0.208 



— 0.219 



-\-0.2 19 



Der wahrscheinliche Fehler eines Collimationsfehlers ergibt sich 

 aus Tabelle XXIII und XXVI mit Berücksichtigung der Variation zu 



+0*020, 

 der eines Tagesmittels aus 4 Werthen +0.010. 



Da an einem Abend mit Kreis West, am andern mit Kreis Ost 

 begonnen wurde, finden sich die Mittel aus den Collimationsfehlern aus 

 den Tagen, an welchen alle 4 Polsterne beobachtet sind : 

 wenn Kreis West beginnt, c = — 0f207 

 - Ost - - c = — 0.209 



also eine absolute Uebereinstimmung, so dass auch die angenommenen 

 Fadendistanzen richtig waren. 



c. Das Azimut h. 



Es wurde ganz eben so verfahren, als am Leipziger Instrument. 

 Zuerst wurden aus den Polsternen und a Opchiuchi und l, Cygni vor- 

 läufige Azimuthe abgeleitet und mit diesen die Sterne reducirt. 



Alle benutzten und erhaltenen Zahlen sind in folgenden Tabellen 

 enthalten. 



