158 



gramm ändert sich in diesem Falle die Angabe der Waage schon um 

 0,1 Milligramm. Ist die Waage nur mit Balken und Schalen- Arretirung 

 versehen, so erfolgt die Auflage des Gehänges beinahe nach jeder Aus- 

 lösung auf einer andern Linie der Endschneiden. Die Schneide ist eben 

 auch bei sorgfältigster Ausführung nicht eine mathematische Linie, und 

 die Achatplatte des leicht beweglichen Gehänges legt sich mit der Lösung 

 der Schalenarretirung bald auf eine der Drehungsachse der Waage näher 

 bald entfernter liegende Linie der Endschneide auf. Das Einspielen der 

 Zunge erfolgt daher nach jeder Lösung der Arretirung an einem andern 

 Punkt der Scale. Die Angaben der Waage werden um so überein- 

 stimmender ausfallen, je mehr die Unveränderlichkeit aller Amiagelinien 

 gesichert wird. Durch Arretirmig der Endschneiden und passende Führung 

 des Gehänges wird dies wesentlich gefördert. Die Auslösung muss auf beiden 

 Seiten möglichst gleichzeitig erfolgen und muss in der Art sanft einge- 

 leitet werden, dass jede Erschütterung des Wagebalkens vermieden erscheint. 



Ein zweiter Punkt, der in der Construction analytischer Waagen 

 nicht selten unbeachtet bleibt, besteht in einer Vorrichtung zur Parallel- 

 Stellung der Schneiden. Meist wird diese Parallel-Stellung vom Mecha- 

 niker uach dem Augenmaase ausgeführt. Methodisch kann sie durch 

 passend zur Bewegung der Endprismen angebrachten Stellschrauben 

 erreicht werden. Die Prüfung erfolgt am exactesten nach der schon von 

 Gauss angegebenen Methode. Ist die Endschneide parallel mit der Mittel- 

 schneide, so beschreibt sie bei der Schwingung die Oberfläche eines 

 Cylinders, in jeden andern Falle die eines Kegels. Ein kleiner mit dem 

 Gehänge zu verbindender Planspiegel giebt nur in dem ersten Falle die 

 mit einem Ablesefernrohr zu beobachtende Spiegelbilder in ungeändeter 

 Lage. Die Correction lässt sich unter Anwendung der Stellschrauben 

 mit grosser Exactheit ausführen. 



Der geradlinige Verlauf der Schneiden, der Härtegrad des Stahles, 

 und die Ebenheit der Achatplatten sind Punkte, auf welche der Mechaniker 

 bei der Ausführung eine besondere Achtsamkeit zu verwenden hat. 

 Zeigen die Schneiden unter der Maximalbelastung nach 2 4 stündiger Be- 

 lastung keine Verbreitung der überhaupt nur äusserst feinen Glanzlinie, 

 so wird man darauf rechnen können, dass auch nach jahrelangem Ge- 

 brauche Empfindlichkeit und Richtigkeit der Waage ungeändert bleiben 



