159 



Die Ablesung der Stellung des Waagebalkens mit Zeiger am Grad- 

 bogen ist zur Bestimmung der Zehntel der Milligramme nicht mehr 

 ausreichend. Erst unter Anwendung von Spiegelablösungen können kleine 

 Differenzen in der Stellung des Balkens noch mit Exactheit verfolgt 

 werden. Der Spiegel ist über der Mitte des Waagebalkens, senkrecht 

 zur Längenrichtung des Balkens, befestigt, die Scale in einer Entfernung 

 von beiläufig 3 Meter aufgestellt, und die Ablesung erfolgt mit einem 

 Ablesefernrohr. An einer von mir gebrauchten Waage erzeugte bei einer 

 Belastung von einem Kilogramm ein Uebergewicht von 2 Milligrammen 

 einen Ausschlag von 17,9 Scalentheilen. Ein Sealentheil entspricht also 

 einem Uebergewicht von 0,1173 Milligramm. 



Sind vom Mechaniker die Bedingungen erfüllt, welche Empfindlich- 

 keit und Richtigkeit der Waage sichern, so hat man zunächst ein brauch- 

 bares Messinstrument. Bei Erprobung der Leistungsfähigkeit des In- 

 strumentes müssen selbstverständlich alle Ursachen, die eine Aenderung 

 der Hebelarme oder eine Störung in der Ablesung zur Folge haben 

 könnten, fern gehalten werden. Zunächst ist also für erschütterungsfreie 

 Aufstellung der Waage, der Scale und des Ablesefernrohres zu sorgen, ebenso 

 müssen die Auslösung der Arretirung und der Reiterverschiebung ohne 

 Erschütterung der Waage erfolgen. 



Man wird auch unter Beachtung dieser naheliegenden Vorsichts- 

 maassregeln bemerken, dass nicht selten bei zwei auf einander folgenden 

 Versuchen das Einspielen der Waage nicht an exaet gleicher Stelle der 

 Scale eintritt. Der Grund hiervon liegt beinahe ausschliesslich an einge- 

 tretenen Temperatur-Aenderungen. Ein Oeffnen und Wiederschliessen 

 des Waagekastens ist ausreichend Temperatur-Differenzen der Hebelarme 

 herbeizuführen, welche eine geänderte Länge der Hebelarme, also auch 

 eine geänderte Einstellung zur Folge haben. Es dauert je nach der 

 Grösse dieser Temperatur-Differenz längere oder kürzere Zeit bis der 

 Waagebalken nach Schliessung des Kastens in seiner ganzen Ausdehnung 

 gleiche Temperatur besitzt. 



Absichtlich zu diesem Zwecke ausgeführte Versuche lassen die Wir- 

 kungen solcher ausnehmend kleinen Temperatur-Differenzen nachweisen. 

 Die Waage zeigt sich nach denselben als ein Thermoskop, welches an 



