161 



minderte sich der Auschlag, aber erst nach einer Stunde war das Ein- 

 spielen wieder nahezu an der Ausgangsstelle eingetreten. Wurde endlich 

 der athermane Schirm links entfernt, so war noch wieder nach 20 Mi- 

 nuten eine Verschiebung und zwar in entgegengesetzter Richtung wie bei 

 dem ersten Versuche und in beiläufig gleichem Betrage zu bemerken. 

 "Werden beide athermanen Schirme gleichzeitig entfernt, so bleibt das 

 Einspielen der Waage selten ungeändert, ein Beweis, dass die Zustrahlung 

 auf die beiden Hebelarme nicht vollkommen die gleiche ist. Man ent- 

 geht aber sofort diesen Ungleichheiten im Ausschlage, wenn man durch 

 Vorsetzen der athermanen Schirme gleiche Zustrahlung sichert. 



Ein besonderer Fall der Wirkung der Wärme ist noch ausdrücklich 

 hervorzuheben. Es kann vorkommen, dass die Hebelarme rechts und 

 links nicht absolut gleiche Verlängerung bei gleicher Temperaturerhöhung 

 erfahren. Der Waagebalken ist durch Guss hergestellt, er wird mit der 

 Feile bearbeitet, vielleicht auch mit dem Hammer gerichtet. Auf voll- 

 kommen gleiche Molecularanordnung beider Hälften und auf vollkommen 

 gleiche Spannung wird man also nicht rechnen dürfen. Eine Differenz 

 in den Ausdehnungs-Coefficienten der Hebelarme rechts und 'links wird 

 hievon die Folge sein. Eine sehr kleine Differenz reicht aber hin, um 

 mit geändeter Temperatur des Waagebalkens auch eine Aenderung im 

 Ausschlage hervortretend zu machen. Folgende Versuche bestätigen dies, 

 und geben zugleich Anhaltspunkte um die etwa vorhandene Verschieden- 

 heit der Ausdehnungs-Coefficienten der beiden Hebelarme zu berechnen. 



Der Waagekasten war bei allen Versuchen unter einem zweiten mit 

 Silberpapier überzogenen zweiten Kasten aufgestellt. Die Versuche wurden 

 in frühen Tagesstunden ausgeführt, in welchen der Wechsel der Tem- 

 peratur ausnehmend klein sich zeigte, meist 0,1° nicht erreichte. Die Wä- 

 gungen wurden nach der Methode der Vertauschung der Gewichtsstücke 

 rechts und links vollzogen. Die Gewichtstücke waren Kilogramme aus 

 Messing galvanoplastisch mit Nickel überzogen. Sie waren vor der Ver- 

 nickelung sorgfältig polirt, und wurden nach der Vernickelung mit dem 

 Polirstahl geglättet. Unter den gewöhnlichen atmosphärischen Einflüssen 

 zeigen sie sich nach bald einjähriger Dauer vollkommen ungeändert. In 

 der folgenden Tabelle enthält die erste Kolumne die Temperaturen des 

 Waagekastens, die zweite und dritte die Oerter der Gewichtsstücke sammt 



