54 



Kegnault wendete Glaskolben, mit Messingfassung und Hahnverschluss, 

 von nahezu 10 Liter Inhalt ah. Das Gewicht des Glasballons war über 

 ein Kilogramm. Es sind nicht ausdrücklich Messungen zur Bestimmung 

 der Empfindlichkeit und Richtigkeit der Waage namhaft gemacht, es ist 

 aber angegeben, dass die Gewichte gleicher Gase bei gleicher Temperatur 

 und gleichem Druck Abweichungen von beiläufig ~ zeigen. Es ist also 

 mit Waagen verbesserter Construction mit Kolben von nur 1 Liter Inhalt 

 die Fehlergrösse eine mindestens 6 mal kleinere. Ueberdiess sind alle 

 Arbeiten mit Kolben von nur 1 Liter Inhalt ohne Vergleich leichter aus- 

 führbar als mit Kolben von 10 Liter. Auch reichen die Mittel der ge- 

 wöhnlichen Ausrüstung eines Laboratoriums zu Messungen dieser Art aus. 

 Eine gut ausgeführte Waage für 200 Gramm Maximalbelastung genügt 

 zu den Messungen. 



Im Uebrigen wurde die zuerst von Regnault eingeführte Methode, 

 der Tarakolben von gleichem Volumen mit den Gaskolben, benützt. Die 

 Messungen werden mit derselben vollkommen unabhängig von den mit 

 der Temperatur und dem Druck der Atmosphäre veränderlichen Gewichts- 

 verlusten der Kolben, sie sind eben auf beiden Seiten stets die gleichen. 



Der Tarakolben wurde zunächst durch Zugiessen einiger Tropfen 

 Quecksilber zu gleichem absolutem Gewichte mit dem Gaskolben gebracht. 

 Zur Prüfung auf die Gleichheit der Volumina wurden die Kolben nach 

 Art der Nicholsonschen Areometer ausgerüstet, d. h. es wurden Waag- 

 schalen durch Drähte in passender Weise mit den Kolben verbunden, 

 und die Aufiagegewichte ermittelt, welche zur Eintauchung bis nahe zur 

 Mündung der Kolben erforderlich waren. Durch Einziehen oder Auf- 

 treiben des in diesen Versuchen nach offenen Tarakolbens ist mit geringer 

 Uebung im Glasblasen eine grosse Annäherung in der Gleichheit der Vo- 

 lumina zu erreichen. Das Volumen des Tarakolben, den ich benützte, 

 zeigte schliesslich gegen den des Gaskolbens nur eine Differenz von 0,06 cub. 

 Centimeter. Die Spitze des Tarakolbens wurde zugeschmolzen. Bei ge- 

 schlossenem Hahn des Gaskolbens zeigten die Kolben auf die Waage ge- 

 bracht einen von der Temperatur und dem Druck der Luft ganz unver- 

 änderlichen Ausschlag. 



Das Programm für die Versuchsanordnung ist höcht einfach. Der 

 Gaskolben wird leer und wird gefüllt mit Gas gewogen. Die Differenz 



