55 



der Gewichte ist das Gewicht des Gases von der Temperatur Null und 

 von dem Drucke, bei welchem die Füllung erfolgte. 



Zur Entleerung des Kolbens wurde die Quecksilber-Luftpumpe ver- 

 wendet, und die Verdünnung wurde in allen Fällen auf einen Druck von 0,02mm 

 zurückgeführt, eine Verdünnung welche mit der Pumpe leicht und sicher 

 erreichbar ist, Fig. 1 zeigt die Anordnung der Pumpe. Sie unterscheidet 

 sich von der im Jahre 1865 publicirten Beschreibung 1 ) nur dadurch, 

 dass in das Abfiussgefäss, welches durch einen Gummischlauch mit dem 

 Evacuirungsgefässe verbünden ist, die Luft nur durch eine mit Chlor- 

 Calicum gefüllte Röhre A eintreten kann. Das Quecksilber kömmt also 

 nur mit trockener Luft in Berührung, und wird mit dem Gebrauch der 

 Pumpe vollkommen ausgetrocknet. Befördert wird diese Austrocknung, 

 wenn man durch die Austrocknungsröhre B Luft wiederholt in das Eva- 

 cuirungsgefäss eintreten lässt. Ohne diese Austrocknung des Quecksilbers 

 und der Gefässe bleiben Dämpfe zurück, die eben nicht erlauben den Druck 

 restirenden Gases zu messen und die störend auf das Resultat der Ver- 

 suche einwirken. 



Ist der Druck auf hundertel eines Millimeters herabgesunken, so ist 

 die Druckdifferenz direkt am Barometer der Luftpumpe nicht mehr messbar. 

 Ein einfacher Versuch macht ihn aber messbar. Man bestimmt voraus- 

 gehend das Verhältniss des Volumens der in den Bohrungen, in den 

 Hähnen und im Heberbarometer der Pumpe enthaltenen Luft zu dem 

 Volumen des Evacuirungsgefässes. Das Abfiussgefäss wird zu diesem 

 Zwecke in die Höhe gezogen bis das Quecksilber eine Marke a am Halse 

 des Evacuirungsgefässes tangirt. Der zu entleerende Kolben wird mit 

 geschlossenem Hahne luftdicht auf der Mündung des Tellers mit Siegel- 

 wachs — einer Mischung von Wachs und venetianisch Terpentin — be- 

 festigt. Alle Kanäle sind bis zur Marke a mit Luft vom Drucke des 

 Barometerstandes gefüllt. Lässt man das Ausfiussgefäss herab, so dehnt 

 sich die Luft in das Evacuirungsgefäss aus, das Barometer der Pumpe 

 fällt und bezeichnet den Druck der ausgedehnten Luft. An der benützten 

 Pumpe fiel, während der Ausgangsdruck 720 mm war, das Barometer auf 

 6 mm, die Ausdehnung war also eine 1 2 Ofache. Wird bei nun offenem 

 Hahn des zu entleerenden Kolbens mit Verdünnung der Luft in bekannter 



1) Die Pumpe ist in Carls Kepertorium der Physik B. 1 von Georg Jolly beschrieben. 



