56 



Art fortgefahren bis am Heberbarometer der Druck nicht mehr ablesbar 

 ist, und wird hierauf bei geschlossenem Hahn des Gaskolbens das Queck- 

 silber durch in die Höheziehen des Ausfiussgefässes bis zur Marke a ge- 

 bracht, so wird die verdünnte Luft um das 120fache comprimirt. Steigt 



2 5 



hiermit das Heberbarometer auf 2,5 mm, so war die Verdünnung -^— = 0,02 mm. 



Man könnte auch, wie dies bei Regnault's Versuchen der Fall ist, 

 bei einer minder weit reichenden Verdünnung der Luft stehen bleiben, 

 und den noch vorhandenen Druck von dem der Füllung in Abzug bringen. 

 Es sind aber dann die Fehler zweier Barometerablesungen im Resultate 

 enthalten, die sich leicht zu 0,1mm summiren können, während nach der 

 bezeichneten Methode der Fehler der einen der Ablesungen sicher unter 

 0,02 herabsinkt. 



Die Waage war mit Spiegelablesung versehen. Bei einer Belastung 

 von 142 Gramm — dem Gewichte der Glaskolben — ergab ein Zulage- 

 gewicht von 1 Milligramm einen Ausschlag von 9,8 Scalentheilen. Ein 

 Sealentheil entspricht also einer Gewichtszunahme von 0,102 mg. 



Die Methode der Wägung war die der Vertauschung der Gewichte. 

 Ein Beispiel wird das eingehaltene Verfahren erläutern. In dem folgenden 

 Schema ist durch K der Kolben mit Glashahn, und durch T der Tara- 

 kolben bezeichnet. 



Schale links Schale rechts Scale 



K + 1,272 T 757,2 



T K-f 1,272 753,2 



Die Differenz der Scalentheile ist 4,0. Ein Zulagegewicht von 

 4.0,102 — 0,408 mg in der Schale rechts würde den Ausschlag von 

 753,2 auf 757,2 erhöhen. Man hat also auch 



Schale links Schale rechts Scale 



K-f 1,272 T 757,2 



T K-f 1,272408 757,2 



und erhält hieraus 



K .= T - 1,272204. 



Auch diese Zahl bedarf noch einer Correctur wegen der Abweich- 

 ungen der benützten Platingewichte von ihrem Sollwerthe. Für den ge- 

 wöhnlichen Gebrauch sind die käuflichen Platingewichte genügend genau 

 abgeglichen, sie weichen aber alle mehr oder minder von ihrem Sollge- 



