68 



gramme der erhaltenen Gewichte entscheidend sind für die Zehntel im 

 Procentgehalt des Sauerstoff der zu prüfenden Luft, und sind es eben 

 nur die Zehntel der Milligramme, welche in Einzel wägimgen noch mit 

 Sicherheit festgestellt werden können, so ist damit zugleich der nach der 

 Wägungsmethode erreichbare Grad der Genauigkeit bezeichnet. Nur ge- 

 stützt auf wiederholte Wägungen gleicher Luftproben kann grössere 

 Exactheit erreicht werden. 



Eine viel weiter reichende Genauigkeit ist von einem eudiometrischen 

 Verfahren zu erwarten, welches sich auf Druckmessungen der Luft vor 

 und nach der Entziehung des Sauerstoffgases gründet. Da beiläufig ~ der 

 Atmosphäre aus Sauerstoff besteht, und da y des mittleren atmosphärischen 

 Druckes in Millimetern eine dreizifferige Zahl bildet, und da endlich 

 Druckablesungen noch mit einer Genauigkeit von 0,1 mm ausführbar 

 sind, so wird die Unsicherheit erst in den Hundertel der Procente sich 

 bemerkbar machen. Allerdings werden die Fehlerquellen um so mehr 

 sich häufen, je grösser die Zahl der erforderlichen Einzelablesungen ist. 

 Ein eudiometrisches Verfahren, welches mit zwei Ablesungen die zu 

 messenden Grössen liefert, wird einen Vorzug besitzen vor dem, welches 

 drei oder mehrere Druckbestimmungen erfordert. 



In dem Eudiometer, welches ich anwendete, wurde das Sauerstoffgas 

 der Luft durch eine, in Glühhitze versetzte, Kupferspirale entzogen. Der 

 Druck der trockenen kohlensäurefreien Luft wurde in der Temperatur 

 0°, und nach Entziehung des Sauerstoff wieder in der Temperatur 

 0° gemessen. Beide Druckbestimmungen reichen zur Berechnung des 

 Procentgehaltes der Luft an und N aus. 



Die Figur 4 erläutert die gebrauchte Anordung. A ist ein Glas- 

 gefäss von beiläufig 100 cub.-cent. Inhalt, und ist zur Aufnahme der 

 Luftproben bestimmt. Es ist einerseits durch eine Schraube a verschliess- 

 bar, und andererseits durch einen Dreiweghahn aus Glas bei b absperrbar. 

 Die Mündung c wird mit -der Quecksilber-Luftpumpe in Verbindung ge- 

 bracht, und bei passender Stellung des Dreiweghalmes wird die Entleerung 

 des Gefässes bewirkt. Die Füllung mit Probeluft kann, während der 

 Apparat mit der Luftpumpe verbunden ist, ausgeführt werden. 



Zur Erzielung der Temperatur ° wurde das Gefäss A mit einem 

 Blechcylinder B, der mit gestossenem Eis gefüllt war, umgeben. Der 



