70 



er bei der Temperatur ° sich nicht mehr ausreichend zeigt. Ein Ueber- 

 streichen der äussern Fuge mit Siegelwachs gibt einen vollkommen 

 sichernden Verschluss. 



Der Draht wurde immer nur während 10 Minuten in Glühhitze er- 

 halten. Nach drei- bis viermaliger Wiederholung ist alles Sauerstoffgas 

 entfernt. Die sich bildende Oxydrinde blättert sich mit jeder Abkühlung 

 grösseren Theiles ab. Es kommen also bei dem erneuerten Glühen immer 

 wieder frische Metallflächen mit dem Gas in Berührung. 



Das Sauerstoffgas ist entfernt, wenn nach wiederholtem Glühen keine 

 Druckabnahme mehr zu bemerken ist. Der Blechcylinder wird zum 

 zweiten Male aufgesetzt, wird mit gestossenem Eis gefüllt, und die Röhre 

 g wird in der Art verschoben bis das Quecksilber wieder die Spitze m 

 tangirt. Der Barometerstand vermindert um die, durch die Oxydation 

 des Kupfers bewirkte an der Spiegelscala abzulesende, Druckabnahme 

 gibt den Druck des zurückgebliebenen Stickgases. 



Der Kupferdraht ist nach der Art der Herstellung im Ziehblech 

 meist mit einer dünnen Lage Fett überzogen. Dieser Fettüberzug wird 

 leicht und vollständig entfernt, indem man die Spirale vor dem Einsetzen 

 in' des Eudiometer durch einen galvanischen Strom auf kurze Zeit in 

 Glühhitze versetzt. 



Die Prüfung auf die Leistungsfähigkeit des Eudiometers wurde unter 

 Anwendung zweier verschiedener Füllungen mit Luft, die gleicher Luft- 

 probe entnommen waren, ausgeführt. Man hätte also gleiche Zusammen- 

 setzung zu erwarten. Die Differenzen in den Resultaten werden den 

 Einfluss sämmtlicher Fehlerquellen auf das Endresultat bezeichnen. 



Die Luftprobe war bei herrschendem Westwind bei einem Barometer- 

 stand von 709,48 mm. geschöpft. 



Vor Entziehung des 



Druck der Luft im Eudiometer 708,50 



Manometer abgelesen an der Spiegelscale 21,0 



Nach Entziehung des O. 



Manometer abgelesen an der Spiegelscale 169,7 



Differenz der Manometerstände bei 12,2 ° des Quecksilbers 148,7 



Differenz der Manometerstände bei ° des Quecksilbers . 148,42 



Barometerstand, reducirt auf 0" des Quecksilbers . . . 710,65 



Druck des Gases nach Entziehung des O 562 13 



