58 



Ia, II, III = Tfo (Ia + II + III) = 1,000192 bei 12,2° C 



Ia und III = Vs (Ia + III) =? 1,000132 bei 13,7°C 



VI und VII = */8 (VI + VII) — 0,999841 bei 17,3° C 



Die Verhältnisszahl der mittleren Felderbreite der weissen Centimeter- 

 flächen zu allen schwarzen und weissen fand sich für die Latte Nr VI = 

 0,9714 und für die Latte Nr VII = 0,9750, wofür im Mittel wie bei 

 allen übrigen Latten 0,97 gesetzt wurde. Demnach beträgt die Correction 

 der einzelnen Felder 0,03 B, wenn B der im weissen Centimeterfeld 

 geschätzte Bruchtheil ist. 



Die Constanten des Instruments Nr I, welches im Jahre 1876 allein 

 Verwendung fand, wurden am 19. September zu Lichtenfels, wo sich bei 

 heiterem, ganz windstillem Wetter eine geeignete Strecke vorfand, be- 

 stimmt und 



cotg ( f . — 137.367 ± 0,071 



gefunden, so dass zur Berechnung der Entfernungen E der Ausdruck 

 benützt werden konnte: 



E = 137,37a + 0,78 



Im Jahre 1877 erfolgte für dasselbe Instrument Nr I die Constanten- 

 bestimmung zweimal unter sehr günstigen Verhältnissen , nämlich am 

 7. September in Rosenheim mit 



cotg (f — 136,92 ± 0,0037 

 und am 2. October in Geiselhöring mit dem Resultate 



cotgy> = 137,18 ± 0,0045 



Zur Bestimmung der Entfernungen E wurden demnach folgende 

 Ausdrücke benützt: 



für das erste Drittel der Strecken E = 136,92a +0,78 



„ „ zweite „ ,, „ E == 137,05a +0,78 



„ dritte „ „ . „ E = 137,18a +0,78 



Im Jahre 1878 fand für jedes der beiden Nivellirinstrumente eine 

 dreimalige Constantenbestimmung statt, nämlich am 1. September in 

 HoTzkirchen, am 9. September in Penzberg und am 2. October wieder- 

 holt in Penzberg. Die Ergebnisse waren folgende: 



