203 



gegen Erwärmung in ein Holzkästchen mit Glasdeckel eingeschlossen ist. 

 Eine zweite Libelle mit gleichem Schutzgehäuse ist mit den Mikroskop- 

 trägern verschraubt. Die Trommeln der beiden Ablesemikroskope sind 

 in 60 Teile geteilt und es entsprechen 5 volle Umdrehungen einer Fort- 

 bewegung des Doppelfadens um einen Limbusteil von 5 Minuten Winkel- 

 wert. 



Bei den Messungen mit diesem Instrument im Jahre 1877 machten 

 sich folgende Mängel und Constructionsfehler geltend, welche zum Teil bei 

 den Beobachtungen durch besondere Achtsamkeit unschädlich gemacht 

 werden konnten, im Frühjahr 1878 jedoch durch Umbau des Instrumentes 

 soweit wie möglich beseitigt wurden. Solche Constructionsfehler und 

 Mängel waren: 



1) zu geringe Stabilität der Fernrohrstützen welche einerseits die 

 schweren und weit ausladenden Mikroskopträger mit der zu massig gehal- 

 tenen Libellenfassung und andererseits die schweren Gegengewichte zu tragen 

 hatten. Die Grundfläche dieser Stützen war ungenügend breit und mit 

 dem Untergestell nicht fest verbunden, so dass bei geringem Seitendruck 

 ein Ausweichen der Stützen in der Richtung der Fernrohrdrehaxe von 

 mehreren Millimetern eintrat; 



2) die Hauptteilung des Höhenkreises war nicht übersichtlich aus- 

 gezeichnet, überdies wurden die Enden der diese Auszeichnung tragenden 

 Teilstriche von den verkehrt angeordneten Mikroskop-Rechen völlig ver- 

 deckt , so dass bei dem Ablesen der Mikroskope grobe Irrthümer nur 

 mit vielem Zeitverlust sich vermeiden Hessen: die einzelnen Teilstriche 

 selbst erschienen im Mikroskop nicht als scharf begrenzte schwarze 

 Linien, sondern zeigten zackige Ränder und waren an vielen Stellen ver- 

 schieden tief eingeschnitten, so dass sie wie mit Einschnürungen behaftet 

 gesehen wurden; 



3) die Fernrohrdrehaxe war in ihrem Lager nicht genügend geführt, 

 sondern zeigte bei jedem Durchschlagen des Rohrs eine Verschiebung in 

 der Richtung der Mikroskope, wodurch sich deren Vergrösserung und 

 Bildschärfe merklich änderte. Derselbe Fehler, wenn auch in geringerem 

 Masse, entstand bei Temperaturänderungen, da die Fernrohraxe aus Stahl 

 und der Fernrohrträger aus Gelbguss sich verschieden ausdehnten; 



4) die Mikroskope waren mit unzweckmässigen Blenden versehen, da 

 Äbh. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XIII. Bd. III. Abth. 27 



