204 



deren flache trompetenartige Oeffnungen das Licht von der Ablesestelle 

 eher ablenkten als hinwarfen, und da bei ihrer senkrechten Stellung 

 durch den Blendenausschnitt an der Ablesestelle ein grauer dunkler Fleck 

 entstand ; 



5) die Mikrometerschrauben der Mikroskope erschwerten genaue 

 Messungen, weil ihre Muttern sich gegen die Aussenwände der Mikro- 

 skopkästchen stützten deren Fläche nicht senkrecht zur Schraubenaxe lag, 

 wodurch eine Gangverbesserung der Schraube nöthig wurde welche nicht 

 constant blieb sondern sich durch Auflagerung von Schmutzteilen an den 

 Berührungsstellen fortwährend änderte; 



6) die Aufsatzlibelle konnte ohne künstliche Erhöhung des Stand- 

 orts des Beobachters nicht abgelesen werden. 



Zur Beseitigung dieser Missstände wurde durch das mechanisshe In- 

 stitut von Aug. Lingke in Freiberg eine Umänderung der Hauptteile 

 des Instruments vorgenommen und in völlig befriedigender "Weise ausge- 

 führt. Zunächst wurde die Befestigung der Fernrohrstützen bedeutend 

 verstärkt und der Zug der Mikroskopträger sowie deren Gegengewichte 

 nach aussen durch eine Verbindungsstange der Stützen hart unterhalb 

 des Kreisrandes unschädlich gemacht. 



Der Höhenkreis selbst ist neu geteilt und jeder Gradstrich besonders 

 mit einer im Mikroskop lesbaren Zahl ausgezeichnet worden, so dass 

 nunmehr die Teilung volle Uebersichtlichkeit gewährte. Hiezu trägt 

 wesentlich bei dass die Mikroskope eine um die Hälfte geringere Ver- 

 grösserung und dadurch ein grösseres Gesichtsfeld erhalten haben, so 

 dass nunmehr ein volles Gradintervall der Teilung vom Gesichtsfeld um- 

 fasst wird. Die Mikroskope mussten bei dieser Umänderung soweit von 

 der Teilungsebene abgerückt werden dass nun eine gute Blendencon- 

 struction anzubringen war. Durch Reduction der Mikroskopvergrösser- 

 ung auf die Hälfte des früheren Betrages ist ferner die Umdrehungszahl 

 der Schraube für eine dem kleinsten Teilungsintervall des Limbus ent- 

 sprechende Verschiebung des Doppelf adens von 5 auf 2,5 gebracht worden. 

 Hiedurch ist der Zeitverbrauch für eine Messung mit dem Mikroskop 

 wesentlich verringert, ohne dass die Genauigkeit der Einstellung des 

 Fadens gelitten hätte. Es entspricht nunmehr eine volle Schrauben- 

 drehung 2 Minuten Winkelwert und eine Drehung um 1 Trommelteil 





