205 



oder ^ Umdrehung 2 Secmiden Winkelwert des Limbus. Ausserdem 

 sind noch die Mikroskop-Rechen auf die der Auszeichnung der Teilung 

 entgegenstehende Seite verlegt und die Trommelbezifferungen derart ab- 

 geändert worden dass beide Mikroskop-Schrauben nach abwärts gerichtet 

 stehen und wachsende Trommellesungen geben, wenn der Doppelfaden im 

 richtigen Sinne (gegen den nächst kleinern Teilstrich) bewegt wird. 



Um die schädliche Verschiebung der Teilung gegen die Mikroskope 

 zu hindern ist an die eine Fernrohrstütze eine starke Lamellenfeder an- 

 geschraubt worden welche auf das Ende der Fernrohrdrehaxe in der 

 Axenrichtung einen Druck ausübt und so den Abstand zwischen Mikro- 

 skop und Teilung fixirt. Das Gewicht der Libellenfassungen, namentlich 

 der Libelle am Mikroskopträger, ist nahezu auf die Hälfte des früheren 

 reducirt und die Aufsatzlibelle mit einer durchsichtigen Glasabdeckung 

 versehen worden; ausserdem wurde noch eine Centrirvorrichtung an der 

 Unterseite des Dreifusses angebracht. 



Von dem Werte der Teilung des Höhenkreises und der Leistung 

 der Mikroskope vor und nach der Umänderung beider geben die von 

 Herrn Prof. Schmidt ausgeführten und im Beobachtungsheft Nr XVII, 

 S. 32 und 23 und in der nachstehenden Tafel Nr 1 zusammengestellten 

 vergleichenden Messungen einen Begriff. Jedenfalls steht die Güte der 

 Neuteilung nicht hinter der Leistung der Mikroskope zurück, sondern 

 scheint sie sogar zu übertreffen, was daraus erklärt werden kann dass 

 die Mikroskopkästen nicht durch besser eingerichtete ersetzt werden 

 konnten, da es an der nötigen Zeit zu deren Anfertigung mangelte. 

 Eine genauere Untersuchung der Limbusteilung sowie der Gangverbesser- 

 ung der Schrauben scheiterte an der mangelhaften Einrichtung der Mi- 

 kroskopkästen , kann aber auch füglich für die in Frage kommenden 

 Messungen entbehrt werden. 



27* 



