207 



B. Abstände diametraler Theilstriche des Höheiikreises, gemessen mit je 10 Einstellungen eiues 

 jeden Mikroskops in beiden Fernrohrlageu. 



Der Buchstabe d bezeichnet den Unterschied der an den beiden Mikroskopen abgelesenen Minuten 



und Secunden bei der Indexstellung 360° 230° und d t ist derselbe Unterschied bei den nahezu 



um 180° verschiedenen Indexstellungen 180° . . . . 50°. Der Werth von p t war =1 Secunde, jener 



von p 2 — 2 Secunden. 



Index- 



d 



di 



.1 



+ cl t 



A 



A a 



d 



di 



d + d t 



A 



A 2 



Stellung 



Pi 



Pi 



Pi 



P2 



P2 



P2 





1. Vor 



der Abäi 



idei 



•ung. 







2. Nach der Neuteilung. 



360° — 180° 



1. 30,7 



1. 51,2 



3. 



21,9 



-7,9 



62,41 



+ 9,20 



+ 8,40 



17,60 



— 1,36 



1,8496 



350 - 170 



1. 50,7 



2. 6,3 



3. 



57,0 



+ 9,6 



92,16 



+ 11,34 



+ 4,46 



15,80 



+ 0,44 



0,1936 



340 — 160 















+ 12,91 



+ 0,84 



13,75 



+ 2,49 



6,2001 



330—150 



1. 49,9 



1. 45,7 



3. 



35,6 



— 1,0 



1,00 



+ 12,76 



+ 2,78 



15,54 



+ 0,70 



0,4900 



320 - 140 



1. 43,5 



1. 53,1 



3. 



36,6 



-0,6 



0,36 



+ 15,12 



+ 4,26 



19,38 



— 3,14 



9,8596 



310—130 



1. 49,1 



1. 56,7 



3. 



45,8 



+ 4,1 



16,81 



+ 17,16 



— 1,40 



15,76 



+ 0,48 



0,2304 



300 — 120 



1. 34,3 



1. 47,2 



3. 



21,5 



— 8,1 



65,61 



+ 9,92 



+ 7,24 



17,16 



- 0,92 



0,8464 



290—110 



1. 27,7 



1. 56,9 



3. 



24,6 



— 6,6 



43,56 



+ 10,96 



+ 4,70 



15,66 



+ 0,58 



0,3364 



280 — 100 



1. 39,2 



1. 52,1 



3. 



31,3 



-3,2 



10,24 



+ 14,88 



+ 0,52 



15,40 



+ 0,84 



0,7056 



270 — 90 



1. 44,9 



2. 1,7 



3. 



46,6 



+ 4,5 



20,25 



+ 15,46 



+ 2,36 



17,82 



— 1,58 



2,4964 



260 - 80 



1. 41,2 



1. 52,1 





33,3 



— 2,2 



4,84 



+ 16,46 



— 1,34 



15,12 



+ 1,12 



1,2544 



250 - 70 



1. 46,4 



2. 0,1 



3. 



46,5 



+ 4,6 



21,16 



+ 17,56 



+ 0,16 



17,72 



— 1,48 



2,1904 



240 — 60 



1. 46,8 



1. 51,7 



3. 



38,5 



+ 0,6 



0,36 



+ 19,74 



— 5,28 



14,46 



+ 1,78 



3,1684 



230 — 50 



1. 54,1 



1. 57,1 



3. 



51,2 



+ 6,8 



46,24 



















3'. 



37",7 



+ 5",66 



tA = 



± 2",83 



385,00 







16p,24 



+ li',57 



4a = 



+ 1",57 



29,8213 



(Die Werthe d und d, geben die Abweichung der Indexpunkte beider Mikro- 

 skope von ihrer diametralen Stellung gegen den Kreis, jedoch nur unter der Voraus- 

 setzung , dass keine Excentricitätsfehler sich geltend machen; derartige Fehler sind 

 aber vorhanden und werden in den einer Umstellung des Kreises von nahezu 180° 

 entsprechenden Werten d und d x jedesmal in gleicher Grösse aber mit entgegen- 

 gesetztem Vorzeichen auftreten, also in der Summe d + d, verschwinden. Diese 

 Summe müsste also constant sein , wenn die zur Ablesung benutzten Teilstriche des 

 Kreises genau diametral liegen und die Mikrometer absolut genaue Ablesungen 

 geben würden. Da nun auch die beiden letzten Bedingungen nicht streng erfüllt 

 sind , so müssen in den Summen d + d l Abweichungen auftreten deren Grösse 

 A oder |-A Anhaltspunkte für die Beurteilung der Güte der Teilung und die Sicher- 

 heit der Mikroskop- Ablesung gewähren.) ' 



