208 



Die Bestimmung des Teilwerts der Libelle am Mikroskopträger des 

 Höheukreises ist in mehrfacher Weise ausgeführt worden; die hiezu an- 

 gestellten im Hefte Nr XVII, S. 30 und 31" und in der nachfolgenden Tafel 

 Nr 2 verzeichneten Beobachtungen ergeben einen Teil wert von 2,3 2 " 

 ^0,025, wofür bei der Berechnung der später mitzuteilenden Winkel- 

 messungen rund 2,30" angenommen worden sind. Bei den in Tafel Nr 2 

 unter A aufgeführten Messungen ist die Verbindungslinie der Vertikalaxe 

 des Instruments mit einer der Fussschrauben möglichst genau in die 

 Richtung nach dem Signal „Nullpunkt" gebracht worden, hierauf wurde 

 das Fernrohr scharf auf dieses Signal eingestellt und Kreis- und Libellen- 

 Stand abgelesen. Mit der genannten Fussschraube konnte sodann der 

 Libelle eine etwas veränderte Neigung gegeben werden, worauf das Fern- 

 rohr mit der Feinstellschraube des Kreises auf den ursprünglichen Stand 

 (Signalrichtung) zurückgeführt wurde; hierauf sind Kreis und Libelle 

 wiederholt abgelesen worden. 



Die Differenz der Kreislesungen muss nun der Axenneigung der 

 Libelle entsprechen, oder auch dem Ausschlag der Libellenblase der 

 durch Verstellen der Fussschraube bewirkt wurde; es gibt also das Ver- 

 hältniss der Kreisdrehung zum Ausschlag der Libellenblase den Teilwert 

 der Libelle. Die unter B am genannten Orte aufgeführte Bestimmung 

 der Libellenteilwerte mittelst des Legebretts bedarf keiner besondern Er- 

 läuterung. Natürlich war dabei die Libelle vom Instrument gelöst worden; 

 es hätte die Libelle hiebei einen andern Wert der Empfindlichkeit er- 

 geben müssen, wenn ihre Axe am Instrument nicht parallel zur Visirlinie 

 gewesen wäre. 



