215 



gleiches Instrument Nr 1253 diente in demselben Jahre für die Be- 

 obachtung etwaiger Lateralabweichungen auf dem Döbraberge. Die Be- 

 obachtungen zur Bestimmung der Schraubenwerte dieser Positionsmikro- 

 meter sind im Heft Nr XXII, S. 27 bis 29 und in der nachfolgenden 

 Tafel Nr 4 ausführlich mitgeteilt. 



Es berechnet sich nach den dort aufgeführten Daten der Winkel- 

 wert einer Schraubenumdrehung für Visuren nach sehr fernen Zielpunkten 

 für Instrument Nr 1252 zu w -131, 5jl"± 0,27" 

 „ 1253 „ w= 132,08"±0,46" 



Tafel Nr 4. 

 Bestimmung des Schraubenwerts für die Ocularmikrometer der Lingke'schen 



Nivellirinstrumente. 



I. Für das Instrument Nr 1252. 



A. Mit Vlsureu nach eiuer 17,87 in entfernten Cenliineterseala und je 8 einzelnen Mikrometer- 

 Einstellungen. 



Nr 



Ziel 



Mittl. Mikr.- 

 Btand 



Uindreh- 



vmgs-Zah] 



u 



Schrauben- 

 wert k 

 in See 



A 



A* 



Bei 



nerkungen 



1 

 2 



3 



4 

 5 

 6 



7 

 8 

 9 



2 

 3 



4 

 5 

 6 



7 



8 



9 



10 



rev 

 1 



2 

 2 

 3 



4 

 5 



6 



7 

 8 





part 



21,06 

 09,26 

 97,08 

 85,30 

 72/28 

 59,31 

 46,69 

 35,36 

 23,10 



88,20 

 87,82 

 88,22 

 86,98 

 87,03 

 87,38 

 88,67 

 87,74 



130,27 

 131,43 



130,84 

 132,70 

 132,63 

 132,10 

 130,17 

 131,55 



+ 1,27 



+ 0,11 

 + 0,70 



- 1,16 



— 1,09 



- 0,56 

 + 1,37, 



— 0,01 



1,6129 

 0,0121 

 0,4900 

 1,3456 

 1,18*1 

 0,3136 

 1,*709 

 0,0001 



K = 



2062 

 " 1-787 



ß5 

 . u 













87,75 



131,54+0,35 



+ 1.00 



6,8393 





