217 



II. Für das Instrument Nr 1253. 



A. Mit je 6 Visuren nach einer 78,47 m entfernten Scala. 



Nr 



Ziel 



Mit«. Mikr.- 

 Stand 



Umdreh- 

 ungs-Zahl 

 u 



Schrauben- 

 wert k 

 in See 



A 



A 2 



Bemerkungen 



1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 



10 

 11 



5,0 

 6,0 

 7,0 

 7,5 

 8,5 

 9,0 

 9,5 

 8,5 

 7,5 

 6,5 

 7,5 

 8,5 



rev 



4 



6 



8 



9 



11 



12 



13 



11 



9 



7 



9 



11 



part 



09,8 

 09,5 

 08,5 

 08,6 

 06,2 

 06,3 

 05,7 

 08,1 

 12,1 

 14,7 

 13,3 

 10,3 



1. 99,7 

 1. 99,0 

 1. 00,1 

 1. 97,6 

 1. 00,1 



0. 99,4 



1. 97,6 

 1. 96,0 

 1. 97,4 

 1. 98,6 

 1. 97,0 



131,63 

 132,09 

 131,30 

 133,03 

 131,30 

 132,22 

 133,02 

 134,11 

 133,16 

 132,36 

 133,43 



+ 1,06 

 + 0,60 

 + 1,39 



— 0,34 

 + 1,39 

 + 0,47 



— 0,33 

 — 1,42 



— 0,47 

 + 0,33 



— 0,74 



1,1236 

 1,3600 

 1,9321 

 0,1156 

 1,9321 

 0,2209 

 0,1089 

 2,0164 

 0,2209 

 0,1089 

 0,5476 



206265 



— 7847 . u 











1. 98,1 



132,69±0,26 



+ 0,93 



8,6870 





B. Mit je 12 Visuren nach einer 10,41 m entfernten Millimeter-Scala. 



Nr 



Ziel 



Mittl. Mikr.- 

 Stand 



Umdreh- 

 ungs-Zahl 

 u 



Schrauben- 

 wert k 

 in See 



A 



A 2 



Bemerkungen 



1 



2 

 3 

 4 





 1 







1,87 







1 







1 



rev 



5 

 6 

 6 



9 

 5 



7 

 7 

 8 



part 



43,9 

 94,9 

 79,7 

 59,9 

 99,9 

 52,9 

 44,6 

 94,3 



1. 51,0 



2. 80,2 

 1, 53,0 

 1. 49,7 



131,22 

 132,23 

 129,50 

 132,36 



+ 0,26 



— 0,75 



+ 1,98 



— 0,88 



0,0676 

 0,5625 

 3,9204 

 0,7744 



206265 

 — 1041 . u 











1. 50,7 



131,48+0,66 



+ 1,33 



5,3249 





