220 



II. Libelle des Instruments Nr 1253. 



Bestimmt mit Hilfe einer 10,730 m entfernten Millimeterscala. 



Nr 



Scalen- 



Ab- 

 lesung 



Able 

 inte 



P 



sungs- 



rvall 



s 



Stand der 

 Blasenenden 



1 r 



Blasen- 

 Aus- 

 schlag 



Blasen- 

 Länge 



Teil- 

 wert 

 sec 



A 



A 2 



Bemerkungen 



1 

 2 



3 

 4 

 5 



6 

 7 

 8 



116,1 

 116,4 

 116,8 

 117,2 

 117,8 

 118,4 

 118,9 

 119,5 

 120,3 



0,3 

 0,4 

 0,4 

 0,6 

 0,6 

 0,5 

 0,6 

 0,8 



5,76 



7,68 



7,68 



11,52 



11,52 



9,60 



11,52 



15,36 



20,3 



19,1 



17,0 



14,8 



12,2 



9,0 



7,1 



4,0 



0,0 



30,0 

 28,8 

 26,7 

 24,4 

 21,8 

 18,6 

 16,7 

 13,6 

 9,7 



1,20 

 2,10 

 2,25 

 2,60 

 3,20 

 1,90 

 3,10 

 3,95 



9,7 

 9,7 

 9,7 

 9,6 

 9,6 

 9,6 

 9,6 

 9,6 

 9,7 



4,80 

 3,66 

 3,41 

 4,43 

 3,60 

 5,05 

 3,72 

 3,89 



— 0,83 

 + 0,31 

 + 0,56 



— 0,46 

 + 0,37 



— 1,08 

 + 0,25 

 + 0,08 



0.6889 

 0,0961 

 0,3136 

 0,2116 

 0,1369 

 1,1664 

 0,0625 

 0,0064 



• 









80,64 







20,30 





3,97 

 ± 0,22 



+ 0,62 



2,6824 





Für die genaue Messung kleiner Höhenwinkel mittelst des Mikro- 

 meters des Nivellirfernrohrs Nr 1252 war es von Wichtigkeit die Lage 

 der Collimationslinie gegen die Ringcylinder des Fernrohrs, oder besser: 

 jenen Sehraubenstand zu kennen für welchen die Collimationslinie mit 

 der mechanischen Axe des Fernrohr zusammenfällt. Um letzteren zu 

 erhalten, wurde in zwei um 180° verschiedenen Fernrohrlagen nach einer 

 nahezu im Horizont gelegenen entfernten Marke -visirt, das eine Mal mit 

 nach abwärts , das andere Mal mit nach oben gekehrter Schraube. In 

 beiden Lagen wurde der horizontale Doppelfaden des Mikrometers scharf 

 auf die Marke eingestellt , während die Fernrohrlagen ganz unberührt 

 blieben. Der Mittelwert aus den beiderseitigen durch je 5 Einzelein- 

 stellungen erhaltenen Schraubenstellungen gibt dann den Schraubenstand 

 für die gesuchte Lage der Collimationslinie. Diese Bestimmungen sind 

 während der ganzen Dauer der Beobachtungen auf Kapellenberg mehr- 

 fach wiederholt worden, und in Heft Nr XVII, S 34, sowie in Tafel Nr 6 

 zusammengestellt; dieselben ergeben den Sehraubenstand 14 u 83,6 P 

 = ) = 0,14 p und eine Unsicherheit jeder einzelnen Beobachtung von i0",6 

 gegen den mittleren Schraubenstand für die ganze Zeit der Beobachtungen. 



