224 



die mit einfachen Rundbrennern von 22 mm Durchmesser und mit Metall - 

 Reflectoren von 34 cm Durchmesser versehen waren. 



Die Lampen wurden durch die Fabrik von Beleuchtungsapparaten 

 für Eisenbalmbedarf von Kolb in Nürnberg nach besonderer Bestellung 

 angefertigt und bewährten sich vorzüglich, da sie vollständige Sturm- 

 sicherheit besassen und noch auf 60 Kilometer Entfernung nicht nur 

 mittelst eines Fernrohrs von 30facher Vergrösserung scharf anvisirt 

 werden konnten, sondern sogar bei einigermassen durchsichtiger Luft mit 

 freiem Auge gut sichtbar waren. Einmal aufgestellt und gut regulirt, 

 bedurften dieselben viele Stunden lang, oftmals sogar während einer 

 ganzen Nacht, keiner Bedienung. Für die dem Beobachter auf Döbra 

 zunächst gelegene Station II musste die Intensität des Lampenlichtes 

 (ebenso wie bei den Heliotropen auf Station II und III) durch Vorsetzen 

 farbiger Gläser gemildert werden. 



Die auf den vier Stationen aufgestellten und während der ganzen 

 Dauer der- Refractionsbeobachtungen in Zeitintervallen von 15 oder 

 30 Minuten abgelesenen Federbarometer waren dieselben welche zur 

 barometrischen Aufnahme des Längenprofils Döbra - Kapellenberg Ver- 

 wendung gefunden hatten. Vor und nach, sowie auch während ihres 

 Gebrauchs wurden diese Aneroide mit den beiden Greiner'schen Queck- 

 silberbarometern Nr 517 und 518 des geodätischen Instituts der tech- 

 nischen Hochschule in München wiederholt sorgfältig verglichen. Die 

 hiebei erhaltenen Beobachtungen sind nebst den zur Reduction der Baro- 

 meterstände benützten Zalenwerten in Heft Nr XXII, S. 1 — 20 zusam- 

 mengestellt; eine Mitteilung derselben an diesem Orte scheint jedoch 

 wegen ihrer untergeordneten Bedeutung für den vorliegenden Zweck 

 nicht notwendig, wesshalb wir nur Folgendes über sie anführen: die 

 Seiten 1 bis 6 des genannten Hefts enthalten zunächst die Vergleichung 

 und Reduction der Quecksilberbarometer - Angaben , Barometer Nr 518 

 zeigte ursprünglich einen um 0,2 mm grösseren Stand als Barometer 

 Nr 517, während des Transports in ungestürzter Stellung verlor jedoch 

 Nr 517 etwas Quecksilber durch die im kurzen Schenkel angebrachte 

 Luftzutrittsöffnung, wobei sich auch der Stand des Barometers um 0,8 mm 

 gegeji früher erhöhte, so dass in der Folge der Standunterschied beider 

 Barometer 0.6 mm betrug. Bei der Reduction der Barometerstände ist 



