225 



daher an allen mit Barometer Nr 517 erhaltenen Beobachtungen die 

 Standcorrection — 0,8 mm angebracht, als wahrer Barometerstand das 

 Mittel aus den Angaben beider Quecksilberbarometer angesehen worden, 

 und die so erhaltenen Mittelwerte sind mit B„ bezeichnet. 



Dann folgen auf den Seiten 7 — 20 die Vergleichungen der Aneroide 

 mit dem Quecksilberbarometer, welche in der mit c bezeichneten Spalte 

 die mittlere Standcorrection für jedes einzelne Instrument enthalten. 

 Diese Standcorrectionen c gelten streng genommen nur für die Zeit der 

 Vergleichung der Instrumente; für die zwischenliegenden Beobachtungen 

 müsste eigentlich die Standcorrection durch Interpoliren noch berechnet 

 werden. Da jedoch die dadurch erhaltenen Werte wegen der oft regel- 

 losen Aenderung der Standcorrection mit einer ziemlichen Unsicherheit 

 behaftet sind, und da ausserdem die Stand- und die Teilungs-Correction 

 entgegengesetzte Vorzeichen haben, und ihre Summe nur um wenige 

 Zehntel - Millimeter von Null verschieden ist, so wurde bei der Berech- 

 nung der Refractionsgrössen von diesen beiden Correctionen für die 

 Barometerstände ganz abgesehen und nur die Temperatur-Correctionen an 

 den Aneroidlesungen angebracht. Die so erhaltenen Barometerstände 

 reichten für die Berechnung der Refractionsgrösse noch vollkommen aus; 

 bei ihrer Einführung jedoch in die Barometerformel um aus dieser den 

 Höhenunterschied und die wahre Lufttemperatur zwischen zwei Be- 

 obachtungsstationen zu berechnen, haben wir die früher vernachlässigten 

 Correctionen berücksichtigt. 



Die auf den Beobachtungsstationen verwendeten August'schen Psy- 

 chrometer sind dieselben, deren Untersuchung auf Seite 14 der Bauern- 

 feind'schen „ Beobachtungen und Untersuchungen über die Genauigkeit 

 barometrischer Höhenmessungen" mitgeteilt ist. Zur Messung der Luft- 

 temperatur waren ausserdem noch vier weitere Thermometer in Gebrauch, 

 die bei mehrfachen Vergleichungen mit den Thermometern der Psychro- 

 meter keinen wesentlichen Standunterschied gegen diese zeigten. Aus den 

 in der letztgenannten Schrift mitgeteilten Untersuchungs-Ergebnissen geht 

 hervor dass die Angaben der Thermometer der Psychrometer für den in 

 Rede stehenden Zweck keiner Berichtigung bedürfen. 



