227 



ragender Grundpfahl geschlagen und auf diesen eine kleine mit diago- 

 nalem Kreuz versehene Zieltafel aus Metall aufgestellt. Dieser Versuch 

 auf dem Berge selbst eine feste Marke zu schaffen, wurde jedoch bald 

 aufgegeben, und zwar wegen der zu geringen Entfernung der Marke vom 

 Pfeiler, bei welcher kleine Bewegungen der Marke oder des Pfeiler- 

 mauerwerks oder eine etwas excentrische Aufstellung des nicht mit einer 

 Centrirvorrichtung versehenen Instruments merkbare Fehler verursachten; 

 sodann auch desshalb , weil es bei den zur Verfügung stehenden Ent- 

 fernungen zum scharfen Einstellen der Marke jedesmal erforderlich wurde 

 den Ocularauszug des Fernrohrs zu verschieben, auf dessen genaue cen- 

 trische Führung doch nicht zu rechnen war; und drittens wegen zu 

 tiefer Lage der Marke unter dem Horizont des Instruments, welche den 

 Missstand mit sich brachte dass das Fernrohr zum Zwecke des Visirens 

 nach der Marke stark gekippt werden musste, wobei wegen des nicht 

 besonders festen Baues der Fernrohrstützen unregelmässige Abweichungen 

 der Visirlinie von einer vertikalen Visirebene unvermeidlich schienen. 

 An diesen Schwierigkeiten scheiterten im Juni 1877 die Versuche eine 

 Richtungsänderung der fernen Signale gegen eine nahe gelegene Marke 

 in verlässiger Weise zu bestätigen. Die in jener Zeit angestellten Be- 

 obachtungen haben nur Wert für die Bestimmung der Richtungsänderung 

 der Visirlmien von Döbra nach den Stationen II, III, IV unter sich, 

 dürfen aber auch hiefür nur als Versuchsbeobachtungen angesehen 

 werden. Dieselben sind im Hefte Nr XI, S. 32 — 36 mitgeteilt, worin die 

 aus den Mittelwerten der Mikrometerstände für die angegebenen Ziel- 

 punkte berechneten Richtungsunterschiede mit roten Zahlen angegeben 

 sind. Im Hefte Nr XVIII, S. 8 und 9 wurden sie nochmals aufgeführt, 

 jedoch nicht in der Schlusszusammenstellung berücksichtigt; wir teilen 

 sie daher auch hier nicht mit. Im September 1877 wurde die Beobacht- 

 ung der Lateralabweichungen wiederholt aufgenommen und zwar gleich- 

 falls wieder mit Hilfe des Ocularmikrometers am Höhenkreis, da andere 

 instrumentale Hilfsmittel nicht zu beschaffen waren. Als feste Richtung 

 diente dabei die Visirlinie nach dem Signal „Nullpunkt" welches in einer 

 Entfernung von 9921 m vom Döbrapf eiler in der Richtung nach dem 

 Kapellenberg auf dem nächst gelegenen sichtbaren Höhenzug zu diesem 

 Zweck errichtet worden war. Diese Marke bestand, wie schon oben er- 



Abh. d. II. Cl. d. k. Äk. d. Wiss. XIII. ßd. III. Abth. 30 



