228 



wähnt, aus einer weissen kreisförmigen Scheibe von 1 m Durchmesser, 

 die an einer 3 m hohen Signalstange von 8 — 10 cm Durchmesser befestigt 

 war. Um den Betrag der Biegung dieser Stange durch die wechselnde 

 Einwirkung der Feuchtigkeit und der Sonnenwärme und damit die Grösse 

 der Veränderlichkeit der durch diese Signaltafel markirten Richtung zu 

 bestimmen, sind die in Heft Nr XI, S. 37 und 38 angegebenen Beobacht- 

 ungen gemacht worden. Die Stange war beidemal durch Seitenstreben 

 so befestigt, dass sie von unten auf bis zu einer Höhe von 1 m als fest 

 eingespannt betrachtet werden konnte. (Die Signaltafel dem Boden näher 

 zu bringen, schien wegen der unregelmässigen Bodenstrahlung nicht 

 zweckmässig.) Aus den angestellten Versuchen berechnet sich eine mög- 

 liche grösste Veränderlichkeit der durch das Signal „Nullpunkt" mar- 

 kirten Richtung von 0,62 Secunden. 



Dieser Betrag wird jedoch für Beobachtungsreihen von halbtägiger 

 Dauer nur im ungünstigsten Falle an den Vormittagen, nicht leicht aber 

 während des Nachmittags oder der Nachtbeobachtungen erreicht werden. 

 Die Zieltafel dieses Stangensignals lag zugleich mit den Lichtern der 

 Stationen II, III, IV im Gesichtsfeld des Fernrohrs und konnte, da ihr 

 Abstand vom äussersten Stationspunkt in vertikalem Sinne 40 Minuten 

 und in horizontaler Richtung nur 4' 40" betrug, mit diesen zusammen 

 bei unveränderter Fernrohrstellung mit dem beweglichen Mikrometerfaden 

 leicht und bequem eingestellt werden. Dadurch gestaltete sich die Be- 

 obachtung der seitlichen Abweichung der Richtungen nach den übrigen 

 Stationen von der Nullrichtung äusserst einfach, wenn nur dafür gesorgt 

 wurde dass das Mikrometer seine Stellung unverändert beibehielt. Diese 

 Forderung Hess sich aber ohne grosse Schwierigkeiten erfüllen, wenig- 

 stens während halbtägiger Messungsperioden, während welcher das In- 

 strument nicht berührt oder verschoben zu werden brauchte, da ja auch 

 bei der jetzigen Entfernung des Nullpunkts eine Verstellung des Ocular- 

 zugs nicht mehr nötig war und der Einfiuss der Drehung des Pfeilers 

 um eine horizontale Axe wegen seiner Kleinheit vernachlässigt werden 

 konnte. (Letzterer Einfiuss beträgt bei der beobachteten Maximal-Pfeiler- 

 drehung von 20" um die Ost -West- Axe nur 0,23") Dass die Mikro- 

 meterstellung nicht für alle Beobachtungen, also namentlich nicht für 

 die verschiedenen halbtägigen Messungsperioden constant blieb, hat seinen 



