235 



Im Sommer 1878 sind diese Beobachtungen in ganz gleicher Weise 

 weitergeführt worden, nur wurde statt des Höhenkreismikrometers der 

 Positionsmikrometer des Lingke'schen Nivellirinstruments Nr 1253 ver- 

 wendet. Dieses Instrument war bei den Beobachtungen nicht centrisch 

 über dem Stationspunkt selbst sondern etwas zur Seite neben dem cen- 

 trisch stehenden Höhenkreis aufgestellt. Ein völlig unveränderter Stand 

 konnte auch diesem Mikrometer nicht für die ganze Beobachtungszeit 

 gelassen werden, denn obwohl der Pfeiler mit einem allseitig geschlossenen 

 Schutzhäuschen aus Brettern überbaut worden war, machten doch die 

 eindringende Feuchtigkeit und die andauernden Nebel öfteres Reinigen 

 des Instruments notwendig. Das Signal „Nullpunkt" war gleichfalls 

 gegen das Vorjahr etwas verändert, nämlich um 1 m nach Süden ver- 

 rückt und an einem lebenden Fichtenstamm 2 m über der Bodenfläche 

 befestigt worden. Die im Jahre 1878 auf der Station Döbra gemessenen 

 Richtungsunterschiede zwischen den verschiedenen Signalen können daher 

 nicht direkt mit den Messungen des Vorjahrs verglichen werden. Die 

 Beobachtungen mit dem Lingke'schen Positionsmikrometer finden sich 

 Heft Nr XI, S2 — -31 im Original aufgezeichnet. 



Die grössere Einstellungsgenauigkeit dieses Mikrometers erlaubte es 

 die Zahl der Einstellungen auf 6 zu ermässigen. Die Zusammenstellung 

 dieser zur Berechnung allenfallsiger Lateralrefractionen dienenden Be- 

 obachtungen ist in Heft Nr XVIII, S 15 — 23 und in der nachstehenden 

 Tafel Nr 9 zu finden. 



Die Schlusszusammenstellungen der halbtägigen Mittelwerte der be- 

 obachteten Richtungsunterschiede zeigen ein Anwachsen der Differenzen 

 gegen die Hauptmittel mit den Entfernungen der die Richtung bestim- 

 menden Signale und in der Ordnung, wie die Signale hinter einander 

 liegen. Da jedoch die Zielpunkte auch in vertikalem Sinne in gleicher 

 Ordnung über einander traten, so liegt die Vermutung nahe, dass diese 

 Differenzen von einer Verdrehung des Mikrometers um eine dem Fern- 

 rohr parallele Axe herrühren, da für einen absolut unveränderten Stand 

 des Mikrometers nicht genügend gesorgt werden konnte. Eine einfache 

 Rechnung bestätigt in der That diese Annahme. 



Abh. d. U. Cl. d. k. Äk. d. Wiss. XIII. Bd. III. Abtli. 31 



