245 



sich dort für jede Beobachtung notirt: die bürgerliche Zeit nach Stunden 

 und Minuten ; die Stationsnummer, welche dem Zielpunkt des Fernrohrs 

 entspricht ; die vom Index des Höhenkreises angezeigte Gradzahl ; die 

 Ablesungen an den beiden Mikroskopen in Minuten und Secunden 

 (= Trommelteilen), welche sich ergeben wenn der bewegliche Faden des 

 Mikrometers auf den dem Rechenindex vorangehenden und nächst- 

 folgenden Limbusstrich eingestellt wird; der Stand der Libellenblasen- 

 enden; die Sicherheit der Visur, charakterisirt durch die Gewichte 3,2,1, 

 je nachdem die Einstellung sehr scharf, mittelmässig sicher und unsicher 

 erfolgt war; endlich die Form der Heliotropenlichter während der Ein- 

 stellung des Fernrohrs, wobei mit (.) punktförmige Lichter, mit (*) stern- 

 förmige, strahlende Lichter und mit (!) flammenartige, bewegte Lichter 

 bezeichnet wurden. Diese Beobachtungen wurden in der zweiten Lage 

 des Fernrohrs (I = Kreis links vom Beobachter; II = Kreis rechts) wieder- 

 holt. Bei der Berechnung der Zenithdistanzen aus diesen Beobachtungen 

 hätte zunächst der Run und die Gangcorrection der Mikroskop-Schrauben 

 berücksichtigt werden müssen; davon wurde jedoch abgesehen, da sich 

 diese Verbesserungen wegen der schon erwähnten mangelhaften Con- 

 struction der Mikroskope und der Fernrohrstützen (Mikroskopträger) regellos 

 gestalteten. Man musste sich damit begnügen, aus den Doppeleinstel- 

 lungen für jedes Mikroskop den Mittelwert zu bilden und diesen als wahre 

 Secunden-Ablesung anzusehen. Ferner waren diese mittleren Mikroskop- 

 lesungen auf eine feste Normalstellung der Mikroskope gegen den 

 Horizont, die durch das Einspielen der Libelle an den Mikroskopträgern 

 fixirt ist, zu reduciren. 



Zum Zwecke der Ausführung dieser Reduction wird zunächst die 

 Abweichung der Blasenmitte der Libelle gegen den Nullpunkt der Libellen- 

 scala in Secunden berechnet. Dieser Ausschlag betrug z. B. für die erste 

 Beobachtung (S. 2) t(12,6 — 6,6) = 3,, p = 3, . 2,3" = 6,9", wobei 2,3" der 

 Teilwert der Libelle ist. Denkt man sich ferner durch Neigen des Mikro- 

 skopträgers mit Libelle und beiden Mikroskopen in der Vertikalebene der 

 Visur die Libelle zum Einspielen gebracht und dadurch die Mikroskope 

 auf die verlangte Normalstellung geführt, so wird hiebei, wenn der Li- 

 bellenausschlag nach dem Ocularende des Fernrohrs zu stattfand und der 

 rechtssinnig bezifferte Kreis links vom Beobachter steht, das auf der 



32* 



