247 



nämlich 1877 das Ocularmikrometer des Höhenkreises horizontale 

 Schraubenstellung hatte und zur gleichzeitigen Bestimmung der Seiten- 

 abweichung der fernen Zielpunkte diente, konnte jetzt die Schraube des 

 Mikrometers vertikal genommen und zur Messung der Zenithdistanzen 

 mitbenutzt werden. Bei dieser Mikrometerstellung war es möglich, 

 durch sechsmal wiederholtes Einstellen des beweglichen Doppelfadens auf 

 ein und dasselbe Ziel eine viel grössere Genauigkeit der Fernrohrein- 

 stellung zu erreichen als früher bei nur einmaliger Einstellung. Diese 

 grössere Visursicherheit war von besonderer Wichtigkeit, da der durch 

 die vorgenommenen Abänderungen wesentlich leistungsfähiger gewordene 

 Höhenkreis eine viel genauere Beobachtung der Kreisstellung zuliess, die 

 ausserdem mit der einmaligen Fernrohreinstellung auf die mehr oder 

 minder bewegten Signallichter nicht harmonirt hätte. Diese 6 Mikro- 

 metereinstellungen wurden in beiden Fernrohrlagen gemacht und der 

 Unterschied ihrer Mittelwerte bei der Berechnung der Zenithdistanz be- 

 rücksichtigt. Wegen der inzwischen ausgeführten Neuteilung des Kreises 

 und der Umänderung der Mikroskope gestalten sich die Kreisablesungen 

 gleichfalls etwas anders, als früher. Als Lage I ist die Fernrohrlage 

 mit „ Kreis rechts " angenommen worden, wodurch die Correctionen wegen 

 des Libellenausschlags gegen früher das Vorzeichen wechseln. 



Die Libellenablesungen wurden vermehrt und für jede Fernrohr- 

 stellung vor und nach erfolgter Kreisablesung genommen, damit Ein- 

 stellungsfehler der etwas trägen Libellenblase möglichst unschädlich 

 werden. Die Rubrik „Sicherheit der Visur" ist in den Aufzeichnungen 

 in Wegfall gekommen, da sich die mehr oder minder grosse Ruhe oder 

 Unruhe der Lichter viel sicherer aus den Differenzen der sechsmal wieder- 

 holten Mikrometereinstellung abnehmen lässt. Bei der Ablesung des 

 Kreisstandes konnte jetzt mittelst der Mikroskope unmittelbar die Stellung 

 des Indexpunktes des Mikroskoprechens gegen die Teilung abgelesen 

 werden, da immer ein ganzer Grad im Gesichtsfeld sichtbar und jeder 

 Gradstrich mit einer Zahl versehen war. Der bewegliche Mikroskop- 

 faden ist gleichfalls wieder auf den dem Rechenindex vorangehenden 

 und unmittelbar nachfolgenden Limbusstrich , und zwar je zweimal ein- 

 gestellt worden. 



Diese Einstellungen auf benachbarte Teilstriche unterscheiden sich 



