248 



aber hier um 2,5 Schraubenumdrehungen (r=2'), während früher dieser 

 Unterschied 5 (r — 1 ') betrug. 



Die Originalaufzeichnungen dieser Beobachtungen finden sich im 

 Heft Nr XIII, Sl — 83, zugleich mit den zugehörigen Reductionszahlen 

 und berechneten Zenithdistanzen. 



Letztere sind in der Weise erhalten worden, dass zunächst der 

 Mittelwert aus den beiden Summenwerten der zwei Mikroskopablesungen 

 für jeden Limbusstrich gebildet wurde, nachdem zuvor von den Trommel- 

 lesungen, die den Einstellungen auf dem zweiten Limbusstrich ent- 

 sprechen, 30 p abgezogen worden waren. (Da nämlich wegen genau rich- 

 tiger Justirung der Mikroskope deren Trommel angaben nicht verbessert 

 zu werden brauchen, und da eine Gangcorrection der Schraube auch hier 

 für überflüssig erachtet wurde, so gibt die Summe der Trommelables- 

 ungen für zwei Mikroskopeinstellungen ohne weiteres die Ablesung in 

 Gradmass.) Die mittlere Mikroskopablesung wurde dann wie früher mit 

 der nötigen Correction wegen des Ausschlags der Libelle versehen, ausser 

 dieser aber an den Mikroskoplesungen für die zweite Fernrohrlage eine 

 weitere Correction angebracht, welche ihrer Grösse nach durch die 

 Differenz der mittleren Ocularmikrometerstände in beiden Fernrohrlagen 

 bestimmt ist und ihrem Vorzeichen nach positiv oder negativ ausfällt, 

 je nachdem die mittlere Mikrometerlesung in der zweiten Fernrohrlage 

 kleiner oder grösser ist, als die der ersten Lage. (Der numerische Wert 

 dieser Correction muss selbstverständlich in Secunden ausgedrückt werden, 

 was leicht dadurch geschehen kann dass die erhaltene Differenz der 

 Mikrometerstände in Tronmielteilen mit dem Winkelwert eines solchen 

 Teiles ?=■ 1,85'' multiplicirt wird.) Nach Ausführung dieser Reductionen 

 berechnet sich wieder die Zenithdistanz der treffenden Visur für jedes 

 Mikroskop gesondert aus 2 z l — II — I und 2 z n == II — I , wenn unter II 

 und I die reducirten Mikroskoplesungen in der zweiten und ersten Fern- 

 rohrlage verstanden sind, und die mittlere Zenithdistanz wird z = ^(2z n 

 -f 2« r ). Um nicht jedesmal für sämmtliche Visuren nach den Stationen 

 II, III, IV alle für eine Zenithdistanz-Messung nötigen Ablesungen aus- 

 führen zu müssen, sind die Kreisstellungen immer nur für die Visur 

 nach Einem Zielpunkt an den Mikroskopen abgelesen worden, für die 

 übrigen Stationen wurde dagegen nur der Abstand von jenem ersten 



