10 



Die Waage, die ich benützte, ist für eine Maximalbelastung von 

 5 Kilogramm konstruirt. Die Länge des Balkens ist 60 cm, sein Gewicht 

 ist 724 gr. In der Mitte und senkrecht zur Länge des Balkens ist ein 

 kleiner Spiegel mit dem Balken verbunden. Dem Spiegel gegenüber ist 

 in einer Entfernung von 3,5 m eine in Millimeter getheilte Skale ver- 

 tikal aufgestellt, und die Ablesung erfolgt mit dem Ablesefernrohr. 



Die Durchbiegung des Balkens, • welche unter einer Belastung von 

 5 kg eintritt, hat zum Erfolg, dass die Endschneiden und Mittelschneide 

 nicht mehr in gleicher Ebene liegen; die Empfindlichkeit der "Waage 

 wird hierdurch beträchtlich vermindert. Die Durchbiegung wurde zu- 

 nächst durch direkte Messung ermittelt. Die eine der Endschneiden lag 

 an einer unveränderlich befestigten Achatplatte, die andere wurde mit 

 5 kg belastet. Die Durchbiegung, gemessen unter Anwendung eines 

 Fühlhebels, ergab sich zu 0,52 mm, betrug also auf jeder Seite 0,26 mm. 

 Metallplättchen gleicher Dicke wurden zur Erhöhung der Schneiden den 

 Endprismen unterlegt. Die Empfindlichkeit der Waage zeigte sich bei 

 der mit 5 kg belasteten Waage nahezu übereinstimmend mit der der 

 nicht belasteten Waage. Ein Zulagegewicht von 10,068 mg bewirkte 

 bei der Maximalbelastung von 5 kg einen Ausschlag von 26,54 mm. 



Zu Gewichtsstücken wurden mit Quecksilber gefüllte Glaskolben be- 

 nützt. Die Luftgewichte wurden unter Anwendung des von Regnault 

 für Gaswägungen angegebenen Verfahrens eliminirt, d. h. es wurden zu- 

 nächst vier Glaskolben von gleichem Volumen und gleichem Gewichte 

 hergestellt. Zwei der Kolben wurden mit Quecksilber gleichen Gewichtes 

 gefüllt, und hierauf wurden alle vier Kolben an der Glasbläserlampe 

 zugeschmolzen. Die vier Kolben in den vier Waagschalen verdrängen 

 also rechts und links stets gleiche Luftgewichte, welches auch immer die 

 Aenderung des Barometerstandes etc. sein mag. 



Die Thüren des oberen und der unteren Waagekasten sind in der 

 Art construirt, dass die Fugen durch Gummibänder geschlossen werden 

 konnten, ähnlich wie Deckel und Büchse durch Anlegung breiter Gummi- 

 bänder verbunden werden. 



Das Versuchsverfahren ist höchst einfach. In einem ersten Falle 

 sind die beiden gefüllten Kolben in den oberen Schalen, die leeren in 

 den untern, während in einem zweiten Falle einer der Kolben der oberen 



